14 KARL TANGL. 



(Fig. 1, horizontaler Durchschnitt). Letztere Art erwies sich als 

 vorteilhafter. 



Arn unteren Ende des elastischen Drahtes hing ausserdem 

 eine kleine Schale zur Anbringung von kleinen Gewichten. Die 

 Länge einer solchen Aufhängung betrug 60 cm, mit 30 Abstu- 

 fungen; der untere Draht war auch aus Platin. War die ganze 



Belastung 40 gr, so war = 0,69. Zuerst wurde die Empfindlich- 

 keit beobachtet, als die Aufhängung zweimal vollständig umgedreht 

 war, also od == 2.360° und •- = 24° war. Mit diesen Zahlen 

 erhält man aus (4) 



Die Empfindlichkeit wurde so bestimmt, dass ich auf die 

 untere Schale 0,105 gr legte und mit Hilfe von Fernrohr und 

 Skale den Ausschlag des Spiegels beobachtete. Da die Gesammt- 



belastung 40 gr betrug, also — = -^— - = 0,00263, erhält man 



aus (5) 



dq> = 0,0200. 



Die Entfernung der Skale betrug 1975 mm, die Skale war 

 in 2 mm getheilt, also sollte der Theorie nach ein Zulagegewicht 

 von 0,105 gr einen Ausschlag von 39,0 Skalentheilen geben. 



Zehn aufeinanderfolgende Versuche gaben für denselben fol- 

 gende Werthe: 



40,49 



40,47 



40,52 



40,44 



40,54 



40,51 



40,60 



40,57 



40,51 



40,47 



Mittel 40,51 



