WIRKUNG DER MAGNETISIERUNG AUF DEN DEHNUNGSMODUL. 17 



ich beobachtete kaum grössere Aenderungen als 0,02 mm. Mit 

 ebensoviel musste das Quecksilberniveau gehoben werden; dies 

 wurde folgenderweise bewerkstelligt. In das Quecksilber reichte 

 ein vertikaler Glascylinder von 14,35 mm Durchmesser, der mit- 

 tels einer Mikrometerschraube in vertikaler Richtung verschoben 

 werden konnte. Das Gefäss, in dem das Quecksilber sich befand, 

 hatte einen Durchmesser vou 173,5 mm. Wird der kleine Glas- 

 cylinder gesenkt, so hebt sich das Quecksilberniveau in verkehr- 

 tem Verhältnisse der Querschnitte. Bei den gegebenen Dimen- 

 sionen musste der Glascylinder mit 2,904 mm gesenkt werden, 

 damit sich das Quecksilberniveau mit 0,02 mm hebe. Die 

 Schraubenhöhe des Mikrometers betrug 0,323 mm, die Verschie- 

 bung des Glascylinders konnte also mit genügender Genauigkeit 

 gemessen werden. 



3. Die Empfindlichkeit des Apparates hängt ab von dessen 

 Belastung. Bei den Versuchen mit Eisendraht betrug dieselbe 

 75 gr; wurde der Glascylinder mittels der Mikrometerschraube 

 um 1,293 mm verschoben, so gab die Bifilare einen Ausschlag 

 von 29,0 Skalentheilen bei 207,0 cm Skalenab stand. Wenn sich 

 also infolge der Magnetisierung die Gleichgewichtslage um einen 

 Skalentheil verschob, so entsprach dies einer Längenänderung von 



1 293 

 ann ' — ttt"^ = 0,000307 mm. Da 0,1 Skalentheil noch gut schätz- 

 29,0 x 145,2 ö 



bar ist, so war noch eine Längenänderung von 0,00003 mm mess- 

 bar. Diese Empfindlichkeit genügte,- da die kleinste zu messende 

 Längenänderung ungefähr 0,004 mm betrug. 



2. Die magnetische Spannungsänderung. 



4. Kennt man ausser der Längenänderung infolge der Mag- 

 netisierung noch jene Spannung, die den Draht auf seine urspüng- 

 liche Länge zurückführt, so kann man daraus den Elasticitäts- 

 modul (Dehnungsmodul) des Drahtes berechnen; Länge und 

 Querschnitt des Drahtes müssen bekannt sein. Mit Hilfe der 

 beschriebenen bifilaren Aufhängung kann man auch jene Span- 

 nung bestimmen. An das untere Ende des zu untersuchenden 

 Drahtes kommt da nicht der Schwimmer H, sondern der Draht 



Mathematische und Natur wissenschaftliche Berichte aus Ungarn. X VIII. 2 



