WIRKUNG DER MAGNETISIERUNG AUF DEN DEHNUNGSMODUL. 23 



rangen zu notieren. Die Gleichgewichtslage wurde aus den Um- 

 kehrpunkten bestimmt; die Dämpfung war äusserst gering. Vor 

 und nach der Magnetisierung wurde die Gleichgewichtslage be- 

 stimmt; die beiden Bestimmungen wichen höchstens mit 0,2 Skalen- 

 theilen von einander ab ; was innerhalb der Beobachtungsfehler 

 liegt. Danach wurde die Empfindlichkeit des Apparates bestimmt. 

 Die Mikrometerschraube wurde 4- oder 6mal umgedreht und die 

 entsprechende Aenclerung der Gleichgewichtslage bestimmt. 



Die magnetische Längenänderung wurde aus der Niveau- 

 änderung des Quecksilbers bestimmt; dies setzt voraus, dass die 

 Oberflächenspannung des Quecksilbers constant bleibt. Deshalb 

 wurden das Quecksilber und der Glascylinder sorgfältig gereinigt, 

 das Quecksilber sehr oft gewechselt. Ausserdem erwies es sich 

 als sehr vortheilhaft, auf das Quecksilber Wasser zu giessen, das 

 schwach angesäuert war. Der Glascylinder H tauchte ganz in 

 das Wasser unter, so dass nur der Messingstab aus dem Wasser 

 herausragte, der den Cy linder mit dem magnetisierten Draht 

 verband. 



9. Nachdem die magnetische Längenänderung bestimmt war, 

 blieb in der Spule nicht Eis genug, um auch die Spannungs- 

 änderungen bestimmen zu können, denn am Drahte wurden 

 Temperaturänderungen bemerkt. Die Spule wurde von neuem 

 angefüllt, der Apparat in der beschriebenen Weise zusammen- 

 gestellt. 



Die Empfindlichkeit wurde bei den Spannungsmessungen so 

 bestimmt, dass auf die kreisrunde Platte L ein kleines ringför- 

 miges Gewicht möglichst vorsichtig und central gelegt wurde 

 und der entsprechende Ausschlag beobachtet. 



Sowohl bei den Längen- als auch bei den Spannungsände- 

 rungen wurde jeder Ausschlag innerhalb einer Beobachtungsreihe 

 zweimal beobachtet. Die beiden Beobachtungen stimmten auf 

 1 — 2 Zehntel Skalentheile überein. Die Empfindlichkeit wurde 

 aus 4 Beobachtungen bestimmt. 



Die Intensität des Stromes wurde nach Beobachtung der 

 Längen- und Spannungsänderungen gemessen. 



