BESTIMMUNG DES KOEFFIZIENTEN I>. INNERN REIBUNK USW. 217 



befestigt, daß sie bei konzentrischer Einstellung der Kugelschale G 

 und der Kugelschale g genau die Fortsetzung der fixen Kugel- 

 schale bildete. Ich habe daher einerseits durch geeignete Drehung 

 der Schraube (i am Torsionskopfe erreicht, daß das schwingende 

 System der Höhe nach entsprechend eingestellt war, andererseits 

 durch Verschiebung der Schlitten e erreicht, daß der ringförmige 

 Zwischenraum zwischen der Kugelschale G und der Kugelzone % 

 überall gleich breit war. Bei genauer Einstellung war dieser 

 Zwischenraum etwa 1 mm breit, sodaß diese Einstellung mit 

 Hilfe der Schrauben c' mit befriedigender Genauigkeit erreicht 

 werden konnte. In dieser Weise konnte ich erreichen, daß die 

 Mittelpunkte der fixen und der schwingenden Kugel- 

 schale zusammenfielen. 



Xun stellte ich auf einen der Schlitten e eine Schale mit 

 P 2 5 und bedeckte den unteren Teil des Apparates mit dem 

 Cylinder x aus 1,5 mm starkem Messingblech. Nachher wurde 

 der ganze Apparat in die aus drei Stücken 6 1; b 2 , b 3 bestehende 

 Messinghülle eingeschlossen, welche mit dem zur Spiegelablesung 

 dienenden Fenster v versehen war. Der untere Teil (& x ) war in 

 den Rand der Scheibe l eingeschliffen; derselbe wurde gut ein- 

 gefettet und so der Teil b t darauf gelegt. In den Teil b x wurde 

 dann die Röhre b. 2 eingeschraubt, welche die Röhre y umgab und 

 das Fenster v trug. Auf die Röhre b 2 wurde endlich das End- 

 stück b 3 aufgeschraubt, welches mit dem Röhrchen ß' samt Hahn 

 versehen war. Sämtliche Schraubenwindungen wurden gut ein- 

 gefettet. 



Endlich wurde auch das Röhrchen ß in die Scheibe l ein- 

 geschraubt und die Thermometer I, II und III eingesetzt. Für 

 diese trugen die Messinghülle b und der Tisch s entsprechende 

 Einschnitte; die Thermometer waren in messingene Schrauben /.• 

 eingefaßt, welche luftdicht in die Messinghülle eingeschraubt 

 werden konnten. Die Kugeln der Thermometer ragten tief in 

 das Innere des Apparates hinein; der Quecksilberfaden und die 

 Graduierung lagen jedoch außerhalb, sodaß die Ablesungen ohne 

 Schwierigkeit geschehen konnten. Die Thermometer II and III 

 zeigten die Temperatur des Gases möglichst nahe an der Engelschale 

 und zwar II diejenige der oberen, III diejenige der unteren Gas* 



