218 GYOZO ZEMPLEN. 



schichten. Die Kugel des Thermometers I ragte his ungefähr zur 

 Mitte des Aufhängedrahtes in die Hülle \ hinein und konnte so 

 insbesondere von der Änderung der Temperatur des Drahtes 

 Rechenschaft geben. 



Der so zusammengestellte Apparat konnte nun mit Hilfe der 

 Hähne ß und ß' mit einem beliebigen Gase gefüllt werden. Die 

 Messinghülle war noch bei Druckunterschieden von 5 — 6 cm 

 Quecksilber sehr genau luftdicht, konnte aber selbstverständlich 

 größere Druckunterschiede nicht vertragen. Mein Zweck war 

 aber ohnehin nicht etwa die Änderung des Reibungskoeffizienten 

 mit der Änderung des Druckes zu beobachten, denn solche rela- 

 tive Messungen können nach anderen Methoden einfacher aus- 

 geführt werden. Vielmehr war ich bestrebt, den absoluten 

 Wert von r\ für einen bekannten Zustand des Gases mög- 

 lichst einwandfrei zu bestimmen. 



Meine bisherigen Messungen beziehen sich auf getrocknete 

 atmosphärische Luft bei Zimmertemperatur und normalem Drucke. 



Ich habe den Hahn ß mit mehreren mit CaCl 2 und nassem 

 Na OH gefüllten U- Röhren verbunden, welche mit der freien Luft 

 des Gartens des physikalischen Instituts kommunizierten; da- 

 zwischen wurden mehrere Wattepfropfen eingeschaltet, damit kein 

 Staub in den Apparat eindringen sollte. Den Hahn ß habe ich 

 mit einem Quecksilberbarometer und mit einer Wasserstrahl- 

 pumpe mittels einer mit CaCl 2 gefüllten Röhre verbunden. 



Die Luft wurde so mit einer Druckdifferenz von etwa 5 bis 

 6 cm an beiden Enden der Leitung durch den Apparat gesogen. 

 Das Na HO entfernte davon die Kohlensäure, das CaCl 2 den 

 Wasserdampf; so kam die Luft in den Apparat hinein, wo noch 

 die letzten Reste von Wasserdampf durch das P 2 5 absorbiert 

 wurden. Damit die Luft in allen Teilen des ziemlich labyrinth- 

 artig gebauten Apparates eindringen kann, habe ich dafür ge- 

 sorgt, überall die nötige Anzahl von Ventilationslöchern anbringen 

 zu lassen, insbesondere wurde die Schraube % und die untere 

 Fassung des horizontalen Kreuzes durchgebohrt. 



Der Apparat wurde so vor jedem Versuche zirka 24 Stunden 

 lang mit reiner getrockneter Luft durchgespült; alsdann wurden 

 die Hähne geschlossen und nachdem die Thermometer das Ein- 



