ÜB. D. DURCHG. V. HERTZSCIIEN WELLEN DURCH ELEKTROLTTE. 281 



Die von Lodge und V. v. LANG* konstruierten einkontak- 

 tigen Koliärer haben eben den Nachteil, daß sie nach dem Schütteln 

 die Empfindlichkeit verlieren und von neuem eingestellt werden 

 müssen, und daß überhaupt die kleinste Bewegung schon aus- 

 reicht den Widerstand des Kohärers wieder zu vergrößern. Der 

 von H. Taylor** konstruierte sehr empfindliche, einkontaktii;«- 

 Kohärer hat wiederum den Nachteil, daß er nach der kleinsten 

 mechanischen Erschütterung erklingt und selbst auf einer großen 

 eisernen Unterlage, mit Kupfer vollständig umhüllt, die Ein- 

 wirkungen der Wellen empfindet. Mein Kohärer ist von all 

 diesen Nachteilen frei, und ich kann seine Empfindlichkeit regu- 

 lieren und konstant erhalten. 



Bei den mit den hier untersuchten analogen Absorptions- 

 erscheinungen entspricht ein guter einkontaktiger Kohärer besser 

 den Anforderungen, als der HERTZsche Resonator oder die Zehn 

 DERsche Röhre, oder die von Klemencic und Lebedew ange- 

 wandte thermoelektrische Säule, oder auch der von Rubens und 

 Ritter angewandte Bolometer; wenigstens entsprachen diese 

 Apparate bei den Versuchen meinen Erwartungen nicht. Zur 

 Charakterisierung der Empfindlichkeit meines Kohärers bemerke 

 ich, daß z. B. eine durch den Funken eines 3 m entfernten 

 elektrischen Glöckleins erzeugte Welle nach Durchgang einer 

 2 m dicken Säule aus Leitungswasser dieselbe Änderung im 

 Widerstände des Kohärers verursacht als dieselbe Welle, wenn 

 sie direkt durch die Luft geht. Die Zuverlässigkeit des Kohärers 

 kann durch die Sicherheit geprüft werden, mit welcher er jedes- 

 mal auf die Ladung reagiert, die 1 dm weit von einer in den 

 städtischen dreiphasigen Stromkreis von 150 Volt Spannung ein- 

 geschalteten, nichtbrennenden Glühlampe isoliert aufgehängter 

 1 dm langer, % mm starker nackter Kupferdraht von der städti- 

 schen Leitung erhält, wenn man den Kupferdraht mit einem 

 Leiter berührt, der mit dem einen Ende des Kohärers ver- 

 bunden ist. 



Bei meinem Apparate geschieht sowohl die Zuführung der 



* Wied. Ann. 67, p. 34, 1896. 

 ** Ekktrotedm. Zeitschr. 36, p. 717, 1908. 



