196 



L, W. WINKLER. 



Die physikalischen Methoden können in zwei Gruppen ge- 

 teilt werden ; man entfernt entweder das gelöste Gas auf geeignete 

 Ai-t aus der Flüssigkeit und nimmt es direct, oder man bringt die 

 gasfreie Flüssigkeit mit überschüssigem Gas in innige Berührung, 

 und folgert aus der zurückbleibenden Gasmenge auf die ab- 

 sorbirte. 



Auf letzterem Principe beruhende Apparate sind von Mehre- 

 ren construirt worden ; am bekanntesten ist der BuNSEN'scbe.. 



Fi«. 1. 



Fi«. 2. 



Trotzdem glaube ich keine überflüssige Arbeit getan zu haben,. 

 indem ich auch einen solchen Apparat construirte. 



Im Folgenden ist die Construction des Apparates und der 

 Arbeitsmodus gegeben. 



Der wichtigste Teil des Apparates — das eigenthche Absorp- 

 tiometer — ist ein grösserer Glasballon, an welchen eine längere 

 gebogene Bohre b angeschmolzen ist (Fig. 1). Der innere Durch- 

 messer der Köhre b ist ungefähr 15 mm., und ihre Länge vom 

 Punkte a bis zum Ende ungefähr 850 mm. Die b Eöhre versehen 



