LÖSLICHKEIT DER GASE IN WASSER. 197 



wir vor dem Anschmelzen mit einer Millimeter-Einteilung, und 

 bestimmen den kubischen Inhalt der einzelnen Intervalle mit- 

 tels Quecksilber-Calibrirung. Den liauminhalt des ganzen Appa- 

 rates bestimmen wir dadurch, dass wir den Apparat vorerst trocken 

 und dann mit destillirtem Wasser bis gegen das Ende der Milli- 

 meter-Skala gefüllt auf geeigneter Waage genau wägen. Die Tem- 

 peratur des Wassers, die Temperatur des Arbeitsraumes und den 

 Luftdruck berücksichtend, berechnen wir den Inhalt des Apparates 

 bis zum Nullpunkte der Skala. Bei anderer Temperatur bekommen 

 wir den Inhalt des Apparates, wenn wir den Ausdehnungscoefü- 

 cienten des Gases (0'000025) mit in Rechnung ziehen. 



Der Rauminhalt des Apparates variirt auch in dem Falle, 

 wenn der innere und äussere Druck nicht gleich ist, und deshalb 

 ist auch die durch den Druck verursachte Volumänderung zu 

 bestimmen, was mit genügender Genauigkeit auf folgende Ai't ge- 

 sell eben kann. 



Man füllt den Apparat vollständig mit warmem Wasser, ver- 

 bindet ihn mittels Kautschuksehlauch und Stöpsel mit einem mit 

 Quecksilber gefüllten Trichter, darauf achtend, dass keine Luft- 

 blasen zurückbleiben. Nun lässt man das Wasser vollständig ab- 

 kühlen, wobei in die Rohre b bis zu einer gewissen Höhe Queck- 

 silber eindringt. Die durch den Druck erfolgte Volumänderung 

 kann man nun leicht bestimmen, indem man den Trichter hebt 

 oder senkt und dabei die Bewegung in der Röhre b an der Skala 

 abliest, so auch die Aenderung des Druckes beobachtet. Der durch 

 den Druck verursachte Unterschied im Volum des Wassers kann 

 seiner Geringfügigkeit halber vernachlässigt werden. 



Nach diesen Vorbereitungen schreiten wir zur Zusammen- 

 setzung des Apparates. 



Den Glasballon füllen wü- mit sorgfältig destillirtem Wasser, 

 kochen dann das Wasser ohne Unterbrechung, bis ungefähr Vs 

 verdampft ist. Nun schliessen wir. während das Wasser foi-tsiedet, 

 mit einem Kautschukstöpsel bekannten Gewichtes die Röhre und 

 lassen den ganzen Apparat auf gewöhnliche Temperatur abkühlen. 

 Nachdem der Apparat von Neuem abgewogen, berechnen wir das 

 ■darin enthaltene Wasserquantum. 



Den luftleeren Apparat versetzen wir darauf in das weiter 



