198 L. W. WINKLER. 



nnten abgebildete und beschriebene Wasserbad (Fig. 3.) und öffnen 

 den Stöpsel unter Quecksüber. 



Nach längerer Zeit kann man annehmen, dass die Temperatur 

 des Wasserbades angenommen wurde, dann bestimmt man den 

 Stand des Barometers und die Höhe der Quecksilber-Säule im 

 Apparat q. die Differenz der beiden muss die der Temperatur des 

 Bades entsprechende Tension des Wasserdampfes geben. 



Bei den meisten Versuchen verblieb gar keine Luft im Ap- 

 parat, manchmal betrag ihr Druck einige Zehntelmillimeter; in 

 diesem Falle wurde das zurückgebliebene Luftvolum auf Normal- 

 volum reducnt und die erhaltene Zahl bei den Berechnungen als 

 Correction in Betracht gezogen. 



In diesen sowie in allen übrigen Fällen wurde die Höhe der 

 Quecksüber- Säulen mittels Kathetometer gemessen, und mit dem 

 durch Eegnault bestimmten xiusdehnungscoefficienten des Queck- 

 silbers auf 0° reducirt. Zur Temperaturbestimmung verwendete 

 ich aus Jenenser Nonnalglas verfertigte und ausprobirte Thermo- 

 meter. 



Das auf seine Löslichkeit zu prüfende Gas wurde in dem in 

 Fig. 2 abgebildeten Messrohre bei constanter Zimmertemperatur 

 abgemessen. Das Volum des Gases las ich an der Skala ab, den 

 Druck berechnete ich aus dem Barometerstand und der Höhe der 

 Quecksüber-Säule, die Temperatur zeigte ein daneben angebrachtes 

 Thermometer an. Es wurde dafür gesorgt, dass in der Messröhre 

 eine kleine Menge Wasser sei, damit das Gas seiner Temperatur 

 entsprechend, immer mit Wasserdampf gesättigt bleibe. 



Das abgemessene Gas muss ohne Verlust in das Absorptio- 

 meter gebracht werden. Dies können wir bewerkstelligen, indem 

 wir das Messrohr unter Quecksüber mittels eines Kautschukstöp- 

 sels schliessen, in dessen Bohrung ein Glasrohr sich befindet, 

 welches durch einen Kautschukschlauch mit einem Quecksilber 

 enthaltenden Gefässe in Verbindung steht. 



Die lange capülare Spitze des Messrohres schiebt man nun 

 möglichst hoch unter Quecksüber in die Köhre des Absorptio- 

 meters, öffnet den Hahn und lässt das Gas in kleinen Blasen in 

 das Absorptiometer eintreten. 



Vor dem Einleiten des Gases muss man das ganze Absorptio- 



