200 L. W. WINKLKU. 



senden Kiuitschukstöpsels, in dessen Bohrung eine gebogene Glas- 

 röhre angel)racht ist (s. Fig. 3), welche durch einen Asphaltkaut- 

 schukschlauc'h mit einer längeren Glasröhre m connnnnicirt. 



Es ist selbstverständlich, dass das Glas- und Kantschukrohr 

 vorher mit Quecksilber vollständig angefüllt wird, so dass keine 

 Luftblase zurück])leibt ; nun wird dasselbe mittels eines Quetsch- 

 liahnes verschlossen, welchen wir nur nachdem die Köhren mit dem 

 Absorptiometer verbunden sind, öffnen. Das ganze System ist beru- 

 fen, die Kolle eines Manometers zu spielen. 



In einem mit Gas erfüllten Kaume ist wie bekannt die Ten- 

 sion kleiner, als wie im luftleeren. .Je grösser nun der Druck des 

 Gases und je höher die Temperatur, um so grösser ist die absolute 

 Differenz. Da l)ei diesen Messungen die Differenz zweier grösserer 

 Gasvolumina die ai)Sorbirte Menge ergibt, so ist es unbedingt 

 nötliig, den Druck des Wasserdampfes genau zu kennen. 



Zu diesem Zwecke wurde im Wasserbade der Tensions-Mess- 

 a,pparat d eingesetzt. Derselbe ist genau calibrirt und ist gleich dem 

 Al)sorptiometer an seiner herabgel)ogenen Eöhre mit Millimeter- 

 Skala versehen. Der Apparat wird luftleer gemacht und dann eine 

 bestimmte Menge Wasser (1 — 2 kc.) hineingelassen ; dann wird das 

 auf dem Quecksilber befindliche Wasser so lange erwärmt, bis 

 ungefähr die Hälfte in das Gefäss d hinaufdestillirt ist. Darauf 

 lässt man von demselben Gase, dessen Löslichkeit geprüft werden 

 soll, soviel in den Apparat eintreten, dass der Druck desselben 

 ungefähr dem des im Absorptiometer enthaltenen Gases gleich ist. 

 Endlich wird der Tensions-Messapparat in gleicher Weise, wie das 

 Absorptiometer mit einem Manometerrohr verbunden. 



Das ungefähr 50 L. Wasser enthaltende Bad ist aus starkem 

 Zinkl)lech gearbeitet, in dessen Boden zwei weitere Glasröhren ein- 

 gepasst shid, in welchen die Köhren des Absorptiometers und Ten- 

 sion-Messapparates herab reichen. Unten ist der Verschluss mit- 

 tels darüber gezogener Kautschukröhren c hergestellt. Um hi den 

 Köhren die gleiche Temperatur mit dem Wasserbade herzustellen, 

 win-den die breiteren Röhren mit einer dritten Röhre f unten ver- 

 bunden, die oben wieder mit dem Bade in Verbindung stand. Am 

 Boden der Röhre f wird Luft eingeleitet ; die aufsteigenden Luft- 

 l)lasen versetzen das Wasser in genügend starke Circulation. In 



