:}t;i 



FllANZ NVITTMANN. 



Elihu Thomsons Apparat, «Un er «Elektrischer Wellen- und 

 Phasenindicator« benennt, ist im Wesentlichen ein mit zwei, von 

 einander isolirten Drahtspnlen bewickelter Elektromagnet, welcher 

 auf eine dem Polende nahe liegende elastische Eisenmeml)ran 



wirkt. (Fig. 1 .) 



Der in die eine Spule geleitete stationäre Strom verleiht dem 

 Eisenkerne eine gewisse Polarität, während die andere Bewicklung 

 in den periodisch veränderlichen Stromkreis geschaltet wird, und 

 hiedurch die Membran, den Stromperioden entsprechend in Schwin- 

 gungen bringt. Die Membran übennittelt ihre Schwingungen mittels 

 Hebelübertragung auf einen um seine horizontale Axe drehbaren 



Fig. 1. 



Spiegel, welcher das auf ihn geworfene und reflectirte Lichtbündel 

 auf einem Schirme in Form einer vertikalen Lichtlinie ersichtlich 

 macht. Wenn wir nun den ganzen Apparat um seine vertikale Axe 

 drehen, erhalten wir auf dem Schirme diejenige Curve, welche die 

 Stromstärke als Function der Zeit darstellt. 



Wenn die Phasendifferenz zweier periodischer Ströme be- 

 stimmt werden soll, so verfahren wir nach Elihu Thomson in der 

 Weise, dass zwei Apparate zur Verwendung kommen, durch deren 

 Windungen die zu vergleichenden Ströme geleitet werden. Wir 

 versehen die elastischen Membrane mit zwei auf einander recht- 

 winkeligen Hebeln, welche die componirenden Bewegungen auf 

 einen mit CARDAN'scher Aufliängung versehenen Spiegel übertra- 



