OPTISCHE UNTERSUCHUNG PERIODISCHER ELEKTRISCHER STRÖME. 36.'i 



gen ; aus der resultirenden Bewegung des Spiegels folgern wir 

 nach LissAJous' Methode auf die Amplitude und auf die Phasen- 

 differenz der componirenden Bewegungen. 



Elihu Thomson's oben angeführtes Verfahren ist jedoch der 

 Verbesserung fähig ; insbesondere sind diejenigen Faktoren zu be- 

 achten, welche die Empfindlichkeit des Apparates beeinträchtigen ; 

 dass nämlich der periodische Strom erst die Ummagnetisirungs- 

 Arbeit des Eisens zu verrichten hat, ehe die vom stationären Strom 

 erzeugte Polarität des Eisens in dem Maasse verändert wird, bis die 

 Vibration der Membran beginnen kann, auch dürfte die Trägheit 

 der Hebelvorrichtung, welche dazu dient, um die Schwingungen der 

 Membran auf ein grösseres Maass zu übertragen, endlich werden 

 die äusseren Störungen, welche bei Drehung des Apparates kaum 

 zu vermeiden sind, es versursachen, dass die Stromcurve nur unge- 

 fähr das Bild des elektrischen Vorganges liefert. 



Dr. Oskar Frölich verwendet zu dem in Eede stehenden 

 Zwecke das Telephon, und befestigt den zur Vergrösserung der 

 Membran ausschlage dienenden Spiegel an der Membran, jedoch 

 ausserhalb der Mitte derselben ; das auf den Spiegel gerichtete 

 Lichtbündel wird auf einen rotirenden Polygonalsi)iegel und von 

 diesem auf einen Schirm reflectirt. 



Dr. Frölichs Versuchen gemäss dürften die Ausschläge der 

 Membran von der Ruhelage, den Stromstärken proportional sein, 

 und kann die Anordnung auch dazu benützt werden, um die 

 Phasendifferenz periodischer Stromerscheinungen zu beurteilen. 



Im Wesentlichen verfahren wir derart, dass man über den 

 Schirm, auf welchem das Bild der Stromerscheinung heiTorge- 

 bracht werden soll, einen Faden vertikal aussj)annt, welcher die 

 erste Stromcurve an einer bestimmten Stelle schneidet ; wenn wir 

 nun mit demselben Telephon eine andere — jedoch von der ersten 

 unabhängige — Curve herstellen, so wird dieselbe von dem in der 

 Anfangslage gebliebenen Faden in einer anderen Phase der perio- 

 dischen Bewegung geschnitten, und hätten hiedurch ein Maass der 

 erwähnten Differenz. 



Falls die Phasendifferenz zweier zeitlich nacheinander er- 

 zeugten Stromerscheinungen gemessen werden soll, bedürfen wir 

 dem FRÖLicH'schen Verfahren gemäss eines Synchron-Motors, da 



