3t;<j 



FRANZ WITTMANN. 



sonst die fortwährende Bewegung der Stromcnrve, das Messen der 

 Phasendifferenz fast unmöghch macht. 



Bei den Experimontal-Untcrsiicliungen, welche ich im tech- 

 nisch-physikalischen Institute des Biulapester Polytechnikums an- 

 stellte, leitete ich die periodischen Ströme durch die Spule des mit 

 hufeisenförmigem Magnete versehenen SiEWENs'schen Telephons; 

 ich ühertrage die Bewegung der vibrirenden Eisenmembran auf 

 ein grösseres Maass, indem ich auf den mittleren Teil der Mem- 

 bran das eine Ende eines zweifach ge- 

 krümmten Drahtes löte, während das 

 andere Ende auf die diametral oberhalb 

 (Itr Kreis-Platte angebrachte Brücke be- 

 festigt wird. Damit der Spiegelhalter den 

 Bewegungen der Membran folge, wurde 

 er an drei Stellen bis auf Papirstärke 

 ausgefeilt. (Fig. ^.) 



Die Stromcnrve wird ohne Ortsver- 

 änderung, respektive Drehung des Tele- 

 phons derart erzeugt, dass wir das vom 

 Telephon reflectirte Lichtbündel auf 

 einen um die vertikale Axe drehbaren 

 Polygonalspiegel werfen (Fig 3). 



Wenn wir mittels Zahnradgetriebes 

 die Piotationsgesch windigkeit des von 

 einem Elektromotor angetriebenen Poly- 

 gonalspiegels derart reguliren, dass die 

 Zeit, während welcher eine Spiegelfläche 

 an die Stelle der unmittelbar vor ihr ste- 

 henden tritt, das ganze Vielfache einer Stromperiode beträgt, so 

 wird die auf dem Schirme entworfene Stromcurve bewegungslos 

 auf einer Stelle bleiben. 



Damit wir die Bilder in vollständig unveränderter Lage erhal- 

 ten, müssen wir dafür Sorge tragen, dass die Spiegel mit einander, 

 ferner mit der Drehungsaxe gleiche Winkel bilden. 



Zur Darstellung einiger später zu besprechenden Stromerschei- 

 nungen werden wir das constante Verhältniss zwischen Strom- 

 periode und Spiegelgeschwindigkeit am einfachsten erreichen» 



