Über die Bestimmung des Ohm. ? 
(A Fig. 2 und 3) geschraubt, welches von einem durch eine Schrau- 
benvorrichtung hoch und nieder zu stellenden, in einem Messinglager 
laufenden Conus von Messing getragen wurde. Oben war auf jeder 
Rolle ein 3°” dickes, 39°" im Quadrat grofses viereckiges Mahagonibrett 
B befestigt, welches in der Mitte eine aufsen 3°, innen 1,4°° weite 
Messingröhre Ü als obere Drehungsaxe der Rolle trug. Dieselbe lief in 
einer Messinghülse, welche in ein über dem ganzen Apparat hinlaufen- 
des Brett E eingesetzt war. Letzteres war oben an dem Statif befes- 
tist, in welchem die Drathspirale sich drehen konnten. Durch die 
Messingröhre waren die zusammengedrehten Enden der Dräthe hindurch- 
geführt, welche daselbst durch einen Kautschukschlauch vor Verletzun- 
gen der Isolation geschützt waren. In ihrem weitern Verlauf waren die 
äulseren freien Enden der Dräthe mit festem Leinenband zusammenge- 
flochten. 
Um die Inductionsrolle Z (Fig. 1 und 2) genau um eine in ihren 
Windungsebnen liegende, verticale Axe um 180° hin- und herdrehen zu 
können, waren bei meinen Versuchen folgende Einriehtungen getroffen. 
An dem einen verticalen Ständer g (Fig. 2) des Statifs war ein 2° brei- 
tes, 5°” hohes und 4°" nach innen hervorragendes, auf eine 1°” dicke 
Messingplatte aufgelöthetes Parallelepiped A (Fig. 4) von Messing ange- 
schraubt. Auf die die Drathrolle tragende Holzscheibe A waren zwei 
E förmige, in radialer Richtung 4°" breite, in peripherischer 7,2° lange 
Klammern © von Messinggufs, welche die Peripherie der Holzscheibe ge- 
nau umfalsten, mittelst zweier starker Messingschrauben aufgeschraubt 
(s. die Details in Fig. 5). Dieselben trugen nach aulsen hervorragende 
starke Vorsprünge k, in welche sich in tangentialer Richtung zur Holz- 
scheibe 1,8°” dieke Messingschrauben einsetzten. Durch Gegenmuttern 
konnten dieselben in jeder Lage festgestellt werden. Die abgerundeten 
vorderen Enden dieser Schrauben schlugen beim Umwenden der Induc- 
torrolle gegen das Messingparallelepiped h, welches mit ganz dünnem 
Handschubleder überzogen war. Um die Stöfse beim Anschlagen, welche 
eine Verrückung des Apparates hätten verursachen können, zu vermeiden, 
war über dem Parallelepiped A an dem verticalen Statifbalken eine den- 
selben umfassende viereckige Klammer 7 von 4°” starkem harten Holz 
mittelst zweier Holzschrauben befestigt, an welcher unterhalb ein <> för- 
