Über die Bestimmung des Ohm. 9 
Der den Magnet in sich schliefsende Doppelrahmen hatte zwei 
Haken, welche sich in zwei, in einen horizontalen cylindrischen Stab von 
3,5°* Länge eingedrehte Nuthen genau einfügten. Der letztere Stab trug 
oben einen [förmigen Bügel g von Aluminiumblech, dessen oberer hori- 
zontaler Theil von einem feinen Loch durchbohrt war, durch welches die 
das Magnetsystem tragenden Coconfäden hindurchgingen. Unterhalb wa- 
ren dieselben an einer kleinen, innerhalb des Bügels angebrachten Rolle A 
befestigt, durch deren Drehung das System gehoben und gesenkt werden 
konnte. 
Mit ihren oberen Enden gingen die Coconfäden durch ein vertica- 
les Messingrohr © (Fig. 7 u. 9), welches oben mit einer Messingplatte 
mit einem \förmigen Ausschnitt bedeckt war, in den sich die Coconfä- 
den einlesten, so dafs sie bei der Verticalstellung des Apparates genau in 
der Axe des Rohres hingen. Hinter dem Ausschnitt waren sie an einen 
drehbaren Messingknopf geknüpft. Das Messingrohr selbst drehte sich in 
einer, auf eine Messingplatte mit nach unten schräg zusammen laufenden 
Rändern aufgesetzten Fassung und war mit einem Theilkreis versehen, 
welcher an einem an der Messingplatte angebrachten Zeiger vorbeilief. 
Die Platte selbst setzte sich zwischen zwei oben an der Rolle auf einer 
besondern Messingplatte befestigten Messingleisten ein und wurde dazwi- 
schen durch eine seitliche, in einen dreieckigen Ausschnitt eingreifende 
Schraube stets in derselben Lage festgehalten. 
Das Magnetsystem war von einem Holzkasten (Fig. 7) umgeben, 
welcher durch einen verticalen Längsschnitt in zwei Hälften getheilt war, 
deren eine leicht entfernt werden konnte. Der Kasten setzte sich mit- 
telst dreier Stellschrauben auf ein in die Drathrolle eingeschraubtes Brett 
auf. Vorn vor dem Spiegel am Magnetsystem war er mit einer Öffnung 
versehen, welche mit einer etwas schräg nach unten gestellten, planpa- 
rallelen Glasplatte verschlossen wurde. 
2. Ablesefernrohre. Als Ablesefernrohre behufs Bestim- 
mung der Ablenkung des Magnetsystems u.s. f. dienten zwei auf Messing- 
dreifüfsen drehbare Fernrohre von Steinheil mit 5°” grofsen Objec- 
tivöffnungen. Jedes Fernrohr lag mit seiner horizontalen Axe auf zwei 
an einer starken Messinggabel a (Fig. 10) angebrachten Lagern. Letztere 
war auf einer verticalen, in dem Dreifufs drehbaren und durch eine seit- 
Phys. Cl. 1884. Abh. III. 2 
