10 WIEDEMANN: 
liche Schraube festzustellenden Axe befestigt. Auf die Messinggabel war 
ein starker Arm db von Buchsbaumholz aufgeschraubt, auf welchem sich 
unterhalb des Objectivs des Fernrohrs ein gegen die Axe desselben na- 
hezu senkrechter horizontaler, 2,2°” dicker, 6,5°” breiter und 40°” lan- 
ger Stab c von gleichem Holze mittelst einer in einem Messinglager lau- 
fenden verticalen Messingaxe drehte. Letztere konnte durch eine Flügel- 
schraube fixirt werden. An beiden Enden waren in den Stab zwei ver- 
ticale Messingfutter eingelassen, in welchen sich durch seitliche Schrauben 
festzustellende runde Messingstäbe d von etwa 1°" Durchmesser (vgl. 
Fig. 11) verschieben liefsen. Dieselben trugen oben längliche Messing- 
rahmen, durch welche die zur Spiegelablesung dienenden Scalen e ge- 
steckt wurden. Eine unten in dem Rahmen angebrachte Schraube « mit 
breiterem Kopf diente bei der feineren Einstellung zum Heben und Sen- 
ken, vier Schrauben @ y de in den Seitenflächen der Rahmen zum Vor- 
und Zurückstellen und Verticalisiren der Ebene der Scala. Ein hinten 
an dem Holzarm 5b angebrachtes Gegengewicht f (Fig. 10) aequilibrirte 
die vorderen Theile des Arms mit der Scala. 
Die so häufig verwendeten Papierscalen schienen mir für die de- 
finitiven Messungen zu wenig fein. Abgesehen von den durch Ausmes- 
sung zu corrigirenden Ungleichheiten sind die Millimeterstriche zu dick, 
um eine hinlänglich genaue Messung zuzulassen. Es wurden deshalb auf 
etwa 0,7°® dicken, 125°” langen und 4°” breiten Streifen von Spiegelglas 
sehr schön getheilte Secalen von Herrn Otto Wiegand in Würzburg ver- 
wendet. Herr F. Kohlrausch hatte die Freundlichkeit, dieselben in 
seinem Laboratorium controlliren zu lassen. Die Abweichungen waren 
nur sehr gering. Dieselben Resultate ergaben sich in meinem Labo- 
ratorium. 
Die Scalen wurden auf der Hinterseite mit einer sehr dünnen, 
durchschimmernden Schicht von weilser Ölfarbe überzogen und von hinten 
durch kleine Petroleumlampen mit horizontalen, halbeylindrischen Rever- 
beren beleuchtet. Die Lampen waren so weit von den Scalen entfernt, 
dafs dieselben nicht merklich erwärmt wurden. Event. konnten Glas- 
kasten mit Alaunlösung zwischengestellt werden. 
Obgleich sich die Fehler in Folge einer geringen Schiefstellung 
der Scalen gegen die Fernrohraxen bei den Beobachtungen in den meisten 
