Über die Bestimmung des Ohm. 11 
Fällen compensirten, hielt ich es doch für zweckmälsig, auch diese Feh- 
lerquelle von vornherein durch richtige Einstellung der Scalen, genau 
senkrecht gegen die Fernrohraxen, zu beseitigen. Hierzu wurden die bei- 
den Fernrohre mit ihren Scalen auf zwei gleich (70°) hohen, sehr soli- 
den und schweren Dreifüfsen von Eichenholz in einem Abstand von etwa 
7" von einander aufgestellt und mittelst einer auf die Lager an der Mes- 
singgabel aufgesetzten Libelle «a durch Verstellen der Stellschrauben des 
Dreifulses die Drehungsaxen der Fernrohre vertical gestellt. Darauf 
wurden die Scalen durch eine Libelle horizontalisirt. Nun wurde in der 
Mitte zwischen den Fernrohren ein dünner, unten belasteter Silberdrath 
(T) als Hülfsloth aufgehängt und das eine Fernrohr B mit seinem Faden- 
kreuz auf letzteres eingestellt. Darauf wurde das Fadenkreuz des andern 
Fernrohrs A vom Ocular aus beleuchtet und dasselbe so lange verscho- 
ben bis bei Verstellung des Oculars von B dessen Fadenkreuz auch mit 
dem von A und mit Loth (7) coineidirte. Hierauf wurde vor die Mitte 
des Objectivs des Fernrohrs A ein zweites Loth (IT) mit Silberfaden auf- 
gehängt und letzteres so lange seitlich verschoben, bis es ebenfalls bei 
Durchsicht durch Fernrohr B mit dem Loth (7) und den Fadenkreuzen 
von A und B zusammenfiel, also in der durch die Axen beider Fernrohre 
gelegten Verticalebene hing. Die analoge Einstellung wurde mit einem 
vor Fernrohr B aufgehängten Loth (II) vorgenommen. Das Loth (IT) 
wurde nunmehr durch eine seitliche Lampe und einen im Winkel von 
45° dahinter gehaltenen Spiegel hell beleuchtet und die Scala des Fern- 
vohrs B so lange um ihre verticale Axe gedreht, bis das durch Fernrohr 
A gesehene Spiegelbild von Loth (IT) in der erwähnten Scala mit dem 
Loth (III) vor B zusammenfiel. Dann stand die Scala von Fern- 
rohr B auf der Axe beider Fernrohre senkrecht. Auf gleiche Weise 
wurde die Scala von Fernrohr A richtig orientirt. Durch Wiederholung 
des Verfahrens konnte die Genauigkeit der Einstellung weit über die Gren- 
zen der übrigen Beobachtungsfehler hinaus getrieben werden. Eine Ab- 
weichung des Spiegelbildes des Lothes (IT) in der gegenüberliegenden Scala 
um ein Millimeter von der verlangten Lage, welche Abweichung lange 
nicht erreicht wurde, würde nur einen Winkel von 14 Secunden zwischen 
der auf der Axe des Fernrohrs B senkrechten Ebene und der Ebene der 
Scala in horizontaler Richtung bedingen. 
9* 
