12 WIEDEMANN: 
Bei diesen Beobachtungen waren die Fernrohre so aufgestellt, dafs 
sie, ohne von ihrem jeweiligen Standpunkt verrückt zu werden, mit ihren 
Scalen nur um ihre verticalen Axen gedreht zu werden brauchten, um 
sofort zu den Messungen der Ablenkungen des Magnetsystems verwendet 
werden zu können. 
Zwischen den Versuchsreihen wurde wiederholt untersucht, ob auch 
die Scalen ihre richtigen Lagen bewahrt hatten. 
IM. Aufstellung der Apparate. 
1. Zuerst wurden die Drehungsaxen des Inductors und Galvano- 
meters vertical gestellt. Auf das obere Ende der auf einen jeden dieser 
Apparate aufgesetzten, als Drehungsaxe dienenden Metallröhren wurde 
eine horizontale Metallplatte aufgeschraubt und darauf eine Libelle mit 
drei Stellschrauben gesetzt, deren Scalentheile je einer Minute entsprachen. 
Durch sehr spitze Keile von hartem Holz, welche unter die Ecken der 
Gestelle der Apparate geschoben wurden, konnte bewirkt werden, dafs 
nach richtiger Einstellung der Stellschrauben der Libelle die Luftblase in 
derselben nicht um einen Theilstrich von der Mitte auswich, wenn die 
Spirale um ihre Axe gedreht wurde. — Eine Einstellung der Apparate 
durch Stellschrauben war bei ihrem grofsen Gewicht nicht ausführbar; 
doch genügte vollkommen die Anwendung der Keile.. In der That er- 
forderte eine Änderung der Neigung der Axe um eine Minute je nach 
der Richtung eine Hebung der einen Seite der Gestelle um 0,7 oder 
0,300 ; 
Nach jeder Versuchsreihe wurde geprüft, ob die richtige Einstel- 
lung der Apparate sich nicht geändert hatte. 
2. Darauf wurde untersucht, ob die Ebene der Spiralen der Dre- 
hungsaxe parallel war, letztere also nicht gegen die mittlere Ebene der 
Spiralen geneist war und zugleich, ob die Drehungsaxe in die verticale 
Halbirungsebene der Spiralen in der einen oder andern Richtung fiel. 
