14 WIEDEMANN: 
singplatte ersetzt. Dabei verschob sich bei den verschiedenen Stellun- 
gen der Spiralen das Bild der Coconfäden höchstens um 0,5””. 
4. Sodann wurde geprüft, ob der Kupferdrath der Spiralen einen 
merklichen Magnetismus besals. In dem Spiegel des in die eine oder an- 
dere Spirale eingehängten Magnetsystems (s. unter Nr. 6) wurde mittelst 
eines der oben beschriebenen Fernrohre die 3—4” davon entfernte Scala 
beobachtet und die Spirale gedreht. Durch Einvisiren auf einen Punkt 
des Torsionskreises an dem Träger des Magnetsystems konnte die Gröfse 
dieser Drehung abgelesen werden. Der Torsionskreis wurde darauf um 
ebensoweit zurückgedreht, sodafs der Coconfaden wieder torsionsfrei war. 
Dabei blieb das Bild der Scala im Fernrohr unverrückt. Zunächst in der 
Mitte der Spiralen ist also ein etwaiger Gehalt des Drathes an magneti- 
schen Stoffen auf das Magnetsystem ohne Einflufs. 
Auch wurde auf einem an einem besondern Statif befestigten, 
durch die untersuchte Spirale hindurchgehenden Brett die auf drei Stell- 
schrauben stehende, dicke, dämpfende Kupferhülse eines Spiegelgalvanome- 
ters!) meiner Construction, in welcher an einem einfachen Coconfaden 
ein kreisförmiger magnetisirter Stahlspiegel hing, an verschiedenen Stel- 
len, in der Mitte und möglichst nahe den Windungen, aufgestellt, das 
Bild einer Scala in dem Stahlspiegel mittelst Fernrohr beobachtet und 
die Spirale gedreht. Auch hierbei wurde der Masnetspiegel nicht merk- 
lich abgelenkt. 
Bei der grofsen Masse des Kupferdrathes hätte sich schon ein ge- 
ringer Eisengehalt zeigen müssen. 
5. Nach diesen Vorversuchen wurden die Spiralen mit ihren Axen 
gegen den erdmagnetischen Meridian richtig orientirt. 
Bei der Galvanometerrolle geschah dies zunächst annähernd da- 
durch, dafs auf das sie tragende Holzbrett eine Feldmefsbussole mit qua- 
dratischer Bodenplatte aufgelest, mit der einen Kante gegen die eine 
äulsere Fläche der Rolle geschoben und die Rolle gedreht wurde, bis die 
Nadel auf Null stand, der Ebene der Rolle also parallel war. Zur ge- 
naueren Einstellung wurde möglichst in der Mitte der Spirale, welche 
durch ein von der Suspensionsvorrichtung des Magnetsystems herabhän- 
!) G. Wiedemann, Elektrieitätslehre 3. p. 289. 
