Über die Bestimmung des Ohm. 15 
gendes Loth, sowie die Kreuzungspunkte zweier über die beiden Öffnun- 
gen der Spirale diametral gespannter Fadenkreuze bezeichnet war (Ss. w. u.), 
der Dämpfer der Spiegelbussole mit dem Magnetspiegel aufgestellt und 
durch die Spirale der Strom einer Noöschen Thermosäule geleitet. Der 
Strom ging vorher durch einen Pohlschen Gyrotrop und einen Umschal- 
ter von constantem Widerstand, bestehend aus einem Brett von Hart- 
summi mit vier Quecksilbernäpfen (Fig. 12), in welche sich ein Doppel- 
bügel von 5”" dickem, an den Enden amalgamirten Kupferdrath einlegte. 
Waren die Näpfe « und 5 mit der von der Säule durch den Gyrotrop 
kommenden Leitung, die Näpfe c und d mit der Spirale verbunden, so 
wechselte der Strom in letzterer die Richtung, wenn die Bügel nacheinan- 
der die Näpfe ac und bd oder ad und bc untereinander verbanden. Bei 
wechselnder Stellung des Gyrotrops wurde die Spirale so lange gedreht, 
bis bei Umlegen des Umschalters die an einer etwa 4,3” entfernten 
Scala mittelst eines der Beobachtungsfernrohre abgelesenen constanten 
Aklenkungen des Magnetspiegels (circa 500 Scalentheile) nach beiden 
Seiten gleich waren. Dann wurde die Spirale des Galvanometers fest- 
gestellt. 
6. Nach dieser Einstellung wurde die das Magnetsystem tragende 
Röhre in die Spirale eingeschraubt, und die Länge der Coconfäden durch 
Drehen der daran befestigten Rolle so weit verändert, dafs die horizon- 
tale Längsdiagonale des Maenets mit der Ebene der horizontalen Fäden 
der beiden Fadenkreuze auf den Öffnungen der Spirale zusammenfiel. 
Diese Einstellung geschah durch Visiren auf dieselben mittelst eines so 
lange verschobenen entfernten Fernrohres, bis beide Horizontalfäden und 
zugleich die horizontale Diagonale des Magnets mit dem Fadenkreuz des 
Fernrohrs coincidirten. Auch bei Drehung der Spirale um 180° mulste 
die Coincidenz bestehen bleiben. 
Dafs die Mitten der Fadenkreuze gerade mit den Mitten der Spi- 
ralöffnungen zusammenfielen, wurde auch durch Messung mittelst eines 
vertical oder horizontal gestellten Kathetometers constatirt. 
Nachdem die die Coconfäden tragende Röhre so lange gedreht war, 
dafs man den Nullpunkt der Scala am Fernrohr gerade in Coineidenz 
mit dessen Fadenkreuz erblickte, wurde der Magnet mit einem ihm gleich 
gestalteten Messingparallelepiped vertauscht. Die Stellung des Spiegels 
