16 WIEDEMANN: 
am Magnetsystem blieb unverändert, falls der dasselbe tragende Faden 
vorher keine Torsion besafs. Sonst wurde die die Coconfäden tragende 
Röhre gedreht und das Beobachtungsfernrohr mit der Scala verschoben, 
bis dieses Verhalten eintrat. 
War die Galvanometerspirale richtig nach dem Meridian orientirt, 
so mulste wiederum beim Durchleiten des Thermostromes im einen oder 
andern Sinne die Ablenkung des Magnetsystems die gleiche und entgegen- 
gesetzte sein. 
In einzelnen Fällen wurde die Einstellung der Galvanometerrolle 
nicht soweit fortgeführt, dafs die beiderseitigen Ablenkungen völlig gleich 
waren. Sind dieselben « und ®, so ist die Abweichung & der Rolle aus 
der Meridianstellung gegeben durch die Formel: 
ctsp — L(etga— cetgß)!). 
7. Bei der Einstellung der Inductorrolle wurde zuerst dasselbe 
Verfahren eingehalten. Um sodann die Anschläge so zu richten, dafs die 
Ebene der Rolle beim Anliegen derselben an das an dem Statif des Ap- 
parats befestigte Messingparallelepiped nach der einen oder andern Seite 
auf der Ebene des magnetischen Meridians senkrecht stand, wurde auf 
die oben auf die Drehungsaxe aufgeschraubte Messingplatte eine zweite 
Platte mit drei Stellschrauben und darauf ein rechtwinkliges Glasprisma 
gestellt. Dann wurde ein mit einer Scala versehenes Fernrohr im Ab- 
stand von 1,68" so aufgestellt, dafs das Spiegelbild des unter dem Ob- 
jectiv liegenden Nullpunktes der Scala in der einen Kathetenfläche mit 
dem Fadenkreuz zusammenfiel. Jetzt wurde die Inductorrolle so lange 
gedreht, bis auch bei der Reflexion des Bildes der Scala von der zweiten 
Kathetenfläche dieselbe Coincidenz eintrat. Hierbei war von vornherein 
das Prisma so eingestellt, dafs sich das Bild der Scala bei der Drehung 
in verticaler Richtung nicht verschob, also die Kathetenflächen vertical 
waren. Eine kleine Abweichung des Winkels des Prismas von 90° wurde 
dabei berücksichtist und nach der Einstellung die Schraube des einen 
Anschlags so gedreht und mittelst der Gegenmutter fixirt, dafs die In- 
ductionsrolle beim Gegenliegen derselben gegen das Messingparallelepiped 
diese Einstellung beibehielt. Das gleiche Verfahren diente zur Einstellung 
1) G. Wiedemann, Elektrieitätslehre 5. p. 249. 
