Über die Bestimmung des Ohm. 17 
des zweiten Anschlags, wobei die Spirale gegen ihre erste Lage um 180° 
gedreht war. 
Endlich wurde zur Controlle statt des Prismas eine einerseits ver- 
silberte Glasplatte mit spiegelnder Silberfläche mit ihrer Ebene vertical 
auf den das Prisma tragenden Tisch gestellt, so dafs beim Anliegen 
des einen Anschlages das in der einen Fläche der Glasplatte gesehene 
Spiegelbild des Nullpunktes der Scala unter dem vorher zur Einstellung 
der Spirale dienenden Fernrohr mit dem Fadenkreuz des letztern coinci- 
dirte, und beobachtet, ob beim Drehen der Spirale um 180° und An- 
drücken des zweiten Anschlages an das Messingparallelepiped sich das- 
selbe bei der Reflexion des Scalenbildes von der andern Fläche der Glas- 
platte ergab. — Da ein Scalentheil einer Drehung der Spirale um etwa 
eine Minute entspricht, ist die Genauigkeit dieser Einstellung mehr als 
genügend. Während des Gebrauches des Apparates wurde wiederholt 
constatirt, dafs dieselbe unverändert geblieben war.!) 
8. Die durch die röhrenförmigen oberen Enden der Drehungs- 
axen fortgeführten, mit Band zusammengeflochtenen Enden der Dräthe 
des Inductors und Multiplicators wurden durch einen Quecksilberschlufs 
mit einander verbunden, welcher zugleich gestattete, schnell in den Schlies- 
sungskreis beliebige Widerstände, z. B. Siemens’sche Etalons, einzuschalten. 
Drei überall dick mit geschmolzenem Schellack überzogene Holz- 
kästchen, a, b, ce (Fig. 13), deren mittlerer d durch eine Glaswand in zwei 
Abtheilungen getheilt war, wurden mit Quecksilber gefüllt und ebenso dick 
lackirte Deckbretter daraufgeschraubt, welche von den Löchern 1 bis 8 
durchbohrt waren, von denen je zwei aufeinander folgende 1, 2 resp. 3, 4 
dicht aneinander lagen. In die Löcher 6 und 8 setzten sich die Enden 
I und // des Drathes der Inductionsrolle, in die Löcher 3 und 7 die 
Enden /// u. IV des Drathes der Galvanometerrolle ein, welche dazu mit wohl 
amalgamirten, 0,6°" dicken und 3,5°“ langen Kupferstäben verlöthet wa- 
1) Die Anordnung des Statifs des Apparates gestattete nicht, durch directe Be- 
obachtung des in der Spirale aufgehängten Magnetspiegels zu untersuchen, ob bei der 
richtigen Einstellung der Spirale beim Durchleiten eines Stromes der erstere keine Ablen- 
kung zeigte. Statt dieses direeten Weges zur Einstellung mulste deshalb der obige einge- 
schlagen werden. 
Phys. C1. 1884. Abh. Il. 
= 
