18 WIEDEMANN: 
ren, in 4 und 5 zwei oberhalb durch ein sehr dickes Kupferstück (von 
0,7 °” Dicke, 0,5°” Breite und 3,4°” Höhe) verbundene 0,6°” dicke und 3,6 °” 
lange, sehr gut amalgamirte Kupferstäbe (Fig. 13”) ein. Sollte ein Widerstand, 
z. B. ein Siemens’scher Etalon, eingefügt werden, so wurde das Ende von 
Drath ZV in Loch 1 eingelest, und die amalgamirten Enden des Etalons, 
welche den oben erwähnten Kupferstäben gleich waren, in die Löcher 2 
und 5. Auf diese Weise wurde der, freilich fast verschwindende Wider- 
stand der Zuleiter zu den eingeschalteten Etalons eliminirt. 
In die Spiralen wurden zwei auf Fünftel-Grade getheilte, mit einem 
Luftthermometer verglichene Quecksilberthermometer eingelegt. 
9. Etwas seitlich von den Visirlinien zwischen den Fernrohren 
und den Mitten des Inductors und Galvanometers standen 70°” hohe 
Tische, auf welche nahe in ostwestlicher Lage etwa 24°” lange und 6,5 °” 
dicke Drathspiralen lagen, welche durch zusammengeflochtene Dräthe mit- 
telst je eines nahe an dem am Fernrohr sitzenden Beobachter aufgestell- 
ten Quecksilbergyrotrops mit einem Ohromsäureelement verbunden wurden. 
Wurde der Strom wechselnd in entgegengesetzter Richtung rechtzeitig 
durch die Spiralen geleitet, zuerst mit Einlage eines Eisenkerns, dann 
ohne denselben, so konnte das schwingende Masnetsystem schnell so weit 
beruhigt werden, dafs seine Elongationen nur etwa 0,5 bis 1 Scalentheil 
betrugen. 
IV. Messungsmethode. 
Die Messungen wurden nach der Multiplicationsmethode ausgeführt, 
da ein einzelner Inductionsstols bei Umdrehung der Inductorrolle um 
180° das Magnetsystem im Galvanometer nicht hinlänglich stark ablenkte. 
Nachdem das Magnetsystem möglichst beruhigt war, wurde die mit 
der Galvanometerrolle verbundene Inductorrolle möglichst schnell um 
180° gedreht und so em Inductionsstrom durch das Galvanometer ge- 
schickt. Die Inductorrolle wurde wiederum jedesmal auf ein Zeichen 
des am Fernrohr sitzenden Beobachters um 180° zurückgedreht, sobald 
