Über die Bestimmung des Ohm. 23 
VI. Beobachtungen. 
1. Ausmessung der Dimensionen des Inductors und 
Galvanometers (Bestimmung von F und @). 
a. Bei den ersten Beobachtungsreihen wurden die von 
W. Weber und F. Zöllner verwendeten Spiralen direct benutzt. Nach 
den von denselben angestellten Messungen des Umfangs der äufseren 
Windungsfläche und des ceylindrischen innern, von ihnen umschlossenen 
Bodens mittelst herumgelester und mit Nadelstichen versehenen Papier- 
streifen, welche nachher auf einem Brett mit Holzmaafsstäben auf ihre 
Länge geprüft wurden, betrug beim 
Inductor 
der innere Umfang 301,854 °”, 
der äufsere Umfang 326,387". 
Der Draht war in 12 übereinander liegenden Schichten zu je 66 Windun- 
gen, insgesammt in 792 Windungen, um die Rolle gelegt. Hieraus wurde 
die von dem Drath umfafste Windungsfläche zu 6222.10%" berechnet. 
Die von den Windungen eingenommene Breite des Holzrahmens betrug 
25,42”. 
Ich habe diese Messungen in abgeänderter Weise wiederholt. Hierzu 
wurde die Rolle nach Entfernung des den obern Theil ihrer Axe führen- 
den Bretts des Statifs in die Höhe geschraubt und in ihr mittelst Schraub- 
bolzen ein genau hineinpalsendes eisernes Futter befestigt, welches aufser- 
halb ein 97° im Durchmesser haltendes eisernes Zahnrad mit 180 Zähnen 
trug. Sodann wurden an die verticalen Balken des Statifs Stützen mit 
Axenlagern geschraubt, auf welche die Axe des Zahnrades durch Nieder- 
schrauben des Zapfens unten an der Rolle gesenkt wurde. Die Rolle 
wurde darauf gedreht und von ihr die den obern und untern Theil der 
Axe tragenden Holzstücke abgeschraubt. 
Nachdem auf diese Weise die Rolle frei gemacht war, wurde mit- 
telst eines 1,5°" breiten Stahlbandes an aequidistanten, vorher bezeichne- 
ten Stellen der Peripherie ihr Umfang bestimmt. An das eine Ende des 
