Über die Bestimmung des Ohm. 25 
demselben bei drei je um 60° gedrehten Lagen der Rolle so eingestellt, 
dafs der Horizontalfaden seines Fadenkreuzes gerade die unterste oder 
oberste Stelle der Windungen tangirte. Dabei ergaben sich folgende 
Durchmesser: 
104,104 104,152 103,933 ®; 
also im Mittel 
104,063 ®, 
Ins Gesammt würde danach der mittlere äuflsere Durchmesser der Induc- 
torrolle gleich 
104,0145 °" 
sein. 
Bei gleicher Ausmessung des innern Umfangs der Inductorrolle 
nach dem Abwickeln des Drathes ergab sich derselbe mittelst des Band- 
maalses an fünf Stellen gleich 
302,066 301,91 301,81 302,31 301,71 
also im Mittel gleich 301,96°”, woraus der Durchmesser gleich 96,117 °“ 
folgt. 
Die Messung mittelst des Kathetometers ergab für den Durch- 
messer 
96,104 96,072 96,060, 
ım Mittel 96,079 °“. 
Als Mittelwerth wurde für der Durchmesser genommen 
96,098 °”, 
Aus den Messungen von W. Weber folgen die Längen des äufsern 
und innern Durchmessers zu 103,892 und 96,0828 °". 
In Folge der Rauheiten der Überspinnung des Drathes und der 
unvermeidlichen geringen Verschiedenheiten der Lage der einzelnen Win- 
dungen müssen die Messungen des innern Durchmessers der Rolle ge- 
nauer untereinander übereinstimmen, als die des äulsern. 
Bei der Abwickelung der Rolle wurde ihr Drath auf eine Holz- 
rolle von etwa 1" Durchmesser gewickelt, welche mit ihrer, der Axe der 
Rolle parallelen Axe in einem Abstand von etwa 3—4" auf zwei Lagern 
ruhte und mit den Händen gedreht wurde. Durch Andrücken eines star- 
ken Tuches gegen die Holzwände der Rollen wurde der Drath dabei stets 
Phys. Cl. 1884. Abh. III. 4 
