Über die Bestimmung des Ohm. 27 
F = 6230513" 
ist. 
Aus den Messungen von W. Weber und Zöllner hatte sich 
dieser Werth zu 6222000” ergeben. 
Das gleiche Verfahren wurde bei der Berechnung des Durchmes- 
sers des Galvanometers eingehalten, dessen Windungen nicht ganz so 
gleichförmig verliefen, wie die des Inductors. 
Der äufsere Umfang der Multiplicatorrolle ergab sich mittelst des 
Bandmaalses an fünf Stellen zu 
327,55 327,55 327,40 327,39 327,31 
im Mittel gleich 327,44°”; also der Durchmesser gleich 104,227 °”, 
[ 
Mittelst des Kathetometers wurde der Durchmesser an drei um 
60° voneinander entfernten Stellen gleich 
104,278 104,482 104,276 
also im Mittel gleich 104,345°" gefunden. Das Mittel aus diesen Wer- 
then ist 
104,286 °°, 
Der innere Umfang beträgt nach den Messungen mit dem Bandmaafs an 
fünf Stellen 
301,97 302,00 301,99 301,96 301,95 
im Mittel 301,97°”, woraus der mittlere Durchmesser gleich 96,120 °“ 
folgt. 
Mittelst des Kathetometers wurde der letztere an drei Stellen gleich 
96,140 96,110 96,104 
im Mittel gleich 96,118°“ beobachtet. Das Mittel der erhaltenen Werthe ist 
36.119”. 
W. Weber und F. Zöllner hatten den inneren und äufseren Durchmes- 
ser der Multiplicatorrolle gleich 104,1594 und 96,064°" gefunden. 
Die Breite des Multiplicatorrahmens betrug 25,40 °”, 
Um das Drehungsmoment @ des Multiplicators auf einen in seiner 
Mitte gelegenen, unendlich kleinen Magnet von Moment Eins zu berechnen, 
wurde das Drehungsmoment g jeder einzelnen Schicht, deren Windungs- 
2 
