Über die Bestimmung des Ohm. 35 
Glasdicke des Spiegels mit 0,16°“, so dafs der in Betracht kommende 
Abstand gleich 
432,69 °" 
ist. 
b. Bei der zweiten Aufstellung der neu gewickelten Spiralen 
wurde bei einer gleichen Messung des Abstandes der Vorder- 
fläche des Magnetspiegels von der Fernrohrscala gefunden: 
1) mittelst des Bandmaalses 432,07; 432,18 °" 
2) mittelst- des Theodolits!) 431,81" 
also im Mittel 432,02 °”. 
Nach Addition von 0,16°“ als $ der Spiegeldicke ergiebt sich der 
in Berechnung zu ziehende Abstand gleich 
432,18”. 
3. Messung der Schwingungsdauer und des logarithmischen 
Decrementes des Magnetsystems im Galvanometer oder 
Inductor. 
Das Magnetsystem wurde durch rechtzeitige Erregung des Be- 
ruhigungsmagnets in Schwingungen versetzt und die Ausschläge nach 
beiden Seiten wurden während etwa 20 Schwingungen notirt. Zugleich 
Winkel am Theodolit 
— 38° 18' 52" Nullpunkt der Fernrohrscala 
— 4° 22! 45" Scalentheil der Hülfsscala 1200 
0° 0 0" R 2 „.. 1022,4 
14° 42 35" R N 2 600 
—+20° 41’ 55" „ n > 300 
+18° 11" 5" " 5 Y 0 
—+51° 27' 45" Punkt am Schraubenkopf, 1,5" vom Spiegel. 
1) Bei der zweiten Messung betrugen die Einstellungen: 
Winkel am Theodolit 
—38° 34 40" Nullpunkt der Fernrohrscala 
— 10° 38' 30" Scalentheil der Hülfsscala 1185 
— 30 25 50" $ x r 890 
0° .0' 0" e n . 751,5 
+ 3° 45' 50" h N 2 600 
+11° 4 0" 5 e : 300 
218° 3 10" N # 4 0 
+47? 22' 50" Punkt am Schraubenkopf 1,1” vom Spiegel. 
5* 
