38 WIEDEMANN: 
Fläche annähernd der Scalentheil Null, resp. die ihm benachbarten Theil- 
striche + «a und — «, zu sehen waren. 
Dieselben Entstellungen wurden dicht vor dem Inductor vorgenom- 
men. Zur schnellen Horizontirung waren dazu auf dem Boden Bretter von 
richtiger Höhe befestigt und darauf Punkte markirt, auf welche die Fülse 
des Tisches aufgesetzt wurden. Sind beim Anschlagen des Astasirungs- 
rahmens jetzt die im Fernrohr beobachteten Scalentheile + und —®,, 
so ist, wenn aa —=n, +, =n,; ist, wie F. Kohlrausch gezeigt 
hat, das Verhältnifs des Horizontalintensitäten 7, und A, des Erdmagne- 
tismus an beiden Beobachtungsorten | 
H, tSp 
H = | A 
wo A der Abstand der Scala vom Spiegel ist. Die Beobachtungen liefsen 
sich in sehr kurzer Frist hintereinander an beiden Orten ausführen und 
die Angaben des Instrumentes bei wiederholtem Hin- und Herstellen waren 
sehr regelmäfsig und constant. 
Da in der Umgebung des Beobachtungslocals gröfsere Eisenmassen 
nicht vorhanden waren und kleinere nicht bewegt wurden, blieb das Ver- 
hältnifs 7,/H, während längerer Zeit sehr nahe das gleiche. 
Aus diesem Verhältnißs folgt das Verhältnifs der Schwingungsdauern 
T, und 7, zunächst ohne Einflufs der Dämpfung. Ist 7‘, direet beobachtet, 
so wird 
H, 
Di ER 2779 
Die direct beobachteten Schwingungsdauern bedürfen noch einer 
zwiefachen Oorrection, einmal für das logarıthmische Decrement, sodann 
fur die Schwingungsweite. 
Ist T, die beobachtete Schwingungsdauer unter Einfluls der Däm- 
pfung, A das logarıthmische Deerement, so ist die Schwingungsdauer 7 
ohne jenen Einflufs 
5 2, m +9 
Bei den verschiedenen Versuchsreihen war A etwa gleich 0,007. 
Demnach ist diese Correction ganz zu vernachlässigen. 
