40 WIEDEMANN: 
der Scala fielen. Dabei wird auch der Übelstand vermieden, dafs bis zur 
Constanz der Ausschläge mindestens dreiviertel Stunden vergehen, wobei 
die Aufmerksamkeit der Beobachter am Fernrohr und Inductor ermüdet 
und sich auch die äulseren Versuchsbedingungen, die Ruhelage des Magnet- 
systems u. s. f. sehr bedeutend ändern können. 
Bei nur 20 Stöfsen würde eine Änderung der Differenz A von 0,0030 
bis 0,0031 in dem Werth (2 —e”— e"*”) / (1—e””) nur eine Änderung 
im Verhältnifs von 36,5 zu 36,6 hervorrufen, und dementsprechend auch 
in dem resultirenden Werth des Widerstandes. 
Auf diese Weise war es möglich, eine gröfsere Anzahl einzelner 
Beobachtungsreihen auszuführen, bei denen die ersten Ausschläge ab- 
wechselnd nach entgegengesetzter Seite gerichtet waren. 
Auf die Anwendung der Subtractionsmethode und anderer com- 
binirter Methoden habe ich verzichtet, nicht nur, weil in ihnen zur Ein- 
haltung der richtigen Zeit der Stölse eine weitaus gröfsere, und somit 
leichter ermüdende Aufmerksamkeit erforderlich ist, sondern auch, weil 
dabei die Benutzung jeder einzelnen Beobachtung weniger einfach ist. 
In den folgenden Tabellen sind die Beobachtungsresultate verzeich- 
net. Zunächst sind die Torsionsbeobachtungen aufgeführt, dann die bei 
den Schwingungen des Magnetsystems im Galvanometer bei geschlossenem 
Kreise beobachteten Elongationen und die daraus berechneten logarithmi- 
schen Decremente A. Denselben schliefsen sich die Bestimmungen der 
Schwingungsdauern 7, und 7, des Maenetsystems im Galvanometer und 
Inductor an. Wir haben schon p. 58 erwähnt, dafs dieselben durch die 
geringe Dämpfung, auch bei geschlossener Kette, nicht merklich beein- 
Hufst werden. Auch sind an dieser Stelle die Ablesungen am Variometer 
aufgeführt. Endlich sind die Elongationen verzeichnet, welche das Magnet- 
system nach den einzelnen Inductionsstöfsen erhielt, die beim Durchgang 
durch die Nulllage abwechselnd in entgegengesetzter Richtung darauf 
wirkten. | 
Diese Versuche sind ausgeführt, einmal indem Induetor und Gal- 
vanometer unter sich zu einem geschlossenen Kreise vereint waren, dann, 
als in den letzteren noch ein Siemens’scher Widerstandsetalon von 10 
Quecksilbereinheiten eingeschaltet war. 
