Über die Bestimmung des Ohm. 59 
Zuerst wurde die Inductorrolle aus den Lagen, bei welchen sie 
durch die Anschläge arretirt wurde, und die genau um 180° gegen- 
einander in der Horizontalebene geneigt waren, um 90° sedreht, was 
mittelst des auf die Axe der Spirale aufgesetzten Prismas sehr genau ge- 
schehen konnte (vgl. pag. 16). Sodann wurde der Strom einer N o&@’schen 
Thermosäule durch einen Pohl’schen Gyrotrop und den p. 15 beschrie- 
benen Umschalter geleitet und wurden bei abwechselnder Stromesrichtung 
die Ausschläge « und @ des in die Spirale eingehängten Magnetsystems an 
einer 391,0°” entfernten Scala in gewohnter Weise abgelesen und mittelst 
der Formel etg $ = 4 (etgs«— ctg®) die Abweichung $ der Spirale aus 
ihrer normalen Lage bestimmt (vgl. p.16). Die Ablenkungen « und Q 
betrugen bei mehrfachen Beobachtungen 
@ 560 559 558 558 
ß 562 561 560 560 
Daraus folgt: ® = 1° 23’ und cos $ — 0,999709. Mit diesem Werth sind 
die beobachteten Widerstände zu multiplieciren, da in demselben Verhält- 
nils die bei der Induetion in Betracht kommende Fläche kleiner ist, als 
die direet bestimmte Windungsfläche F des Inductors. 
Bei ähnlichen Versuchen am Galvanometer, wobei die Scala von 
dem Spiegel des Magnetsystems um 301,5°“ abstand, ergab sich 
«@ 422 422 422 
[6 423 494 494 
woraus folst: $ = 2° 0' 16" und cos = 0,999387. Da wiederum das 
Drehungsmoment @ der Galvanometerrolle in diesem Verhältnifs kleiner 
ist, als berechnet wurde, muls der berechnete Widerstand mit diesem 
Werth multiplieirt werden. Danach wird 
der Widerstand der aus dem Inductor und Multiplicator bestehen- 
den Schliefsung 
9,88357 
bei 5,314° C., 
der Widerstand der Schliefsung bei Einschaltung des Siemens’schen 
Etalons 
19,2567 
bei 5,70° C. 
g* 
