66 WIEDEMANN: 
Breite und 15°“ Höhe gelest. Ihre einen Enden wurden durch dicke 
Kupferbügel mit den Löchern A und », ihre andern Enden durch ebenso 
dicke Bügel mit den Löchern D, und D, (Fig. 15) verbunden. 
Der eine Kasten mit dem Drathstück », blieb auf der Temperatur 
der Umgebung, der andere war auf 35° erwärmt und erkaltete unter 
beständigem Umrühren des Petroleums sehr langsam. 
So ergab sich u. A. das Verhältnils v, :r, der Widerstände: 
Temperatur elle 7 Ta 
r, Ta uncorrigirt corrigirt 
4,20 31,5 535,25 : 590,50 532,35 : 587,60 
4,40 29,23 538,45 : 589,20 935,09 : 986,90 
4,60 27,95 539,60 : 586,90 536,70 : 584,00 
3,05 19,70 548,75 : 877,85 545,85 : 574,95 
5,21 18,20 550,40 : 577,50 547,50 : 574,60 
Die uncorrieirten Werthe von r, und r, entsprechen den directen 
Ablesungen, die corrigirten den Resultaten nach der Correction derselben 
in Folge der Graduirung der Rheostaten. 
Hieraus und aus anderen wiederholten Bestimmungen ergiebt sich 
die Zunahme des Widerstandes des Kupferdrathes für 1° C. gleich 0,00429. 
Die Änderung des Widerstandes des 10 S. Etalons ist wiederholt 
in dem Laboratorium der Herren Siemens und Halske mit deren so 
höchst vollkommenen Einrichtungen unter freundlicher Leitung des Herrn 
Dr. O. Frölich gemessen worden. Danach beträgt der Coefficient der 
Zunahme des Widerstandes für 1° C. 0,000301. 
Nach den wiederholten Bestimmungen in demselben Laboratorium 
ist der 10 $. Etalon richtig gleich 10 Quecksilber-Einheiten bei 16,9° C. 
Wenngleich diese Bestimmungen nicht wohl anderswo mit vor- 
trefflicheren Einrichtungen und mit gröfserer Sorgfalt ausgeführt werden 
können, als in dem Laboratorium des Herrn Siemens, habe ich doch 
noch der Vollständigkeit halber den 10 S. Etalon mit einem besonders 
hergestellten Quecksilber-Widerstand verglichen. 
