Über die Bestimmung des Ohm. 71 
5. Vergleichung des Etalons V, mit + II, —+1IJ;: 
uncorrigirt eorrigirt 
V,: II, +1, 565,25 : 563,60 566,88 : 565,25 
Daraus folgt: 
v, — 5,05415 I. 
6. Vergleichung des 10 S. Etalons mit V,—+V;: 
uncorrigirt corrigirt 
1085:97,—+V, 564,87 : 563,90 566,52 : 565,55 
Daraus folst: 
10 SE = 1,00020 I'bei 9,90° C. 
Die nach der Bestimmung im Siemens’schen Laboratorium bei 
15,5° richtige 7 S. Einheit hat den Temperatur -Coefficienten 0,000340. 
Danach berechnet sich der Widerstand bei 9,90° C. gleich 0,99757 Q. E. 
In Folge davon wird der Widerstand der 10 8. E., deren Temperatur- 
Coefficient nach den oben erwähnten Bestimmungen gleich 0,000301 ist, 
bei 16,9°, bei welcher Temperatur er nach ebendenselben richtig sein 
soll, gleich 
10,0011. 
Die Übereinstimmung ist also sehr befriedigend. 
Die alte Siemens’sche Einheit /, ist als richtig angegeben bei 
20,5° C., der Temperatur -Coefficient gleich 0,00043. Danach würde der 
Widerstand derselben bei 9,90° C. gleich 0,99548 sein. Bei derselben 
Temperatur ist der Widerstand der bei 15,5° richtigen / S. Einheit gleich 
0,99757 Q.E. Das Verhältnifs des Widerstandes der letzteren zu dem 
der ersteren bei dieser Temperatur ist danach 1:0,997905. In Anbe- 
tracht, dafs die alte Einheit schon vor langer Zeit hergestellt und durch- 
aus nicht gerade sorgfältig gehütet worden ist, dafs von nicht besonders 
geübten Practicanten im Laboratorium wohl auch zuweilen stärkere Ströme 
durch sie hindurchgeleitet worden sind, kann die Veränderung um etwa 
nur 2/1000 bei obiger Temperatur innerhalb etwa 21 Jahren als eine 
relativ kleine bezeichnet werden. Der Neusilberdrath bewährt sich also 
auch hierdurch für die Herstellung des Normal-Etalons. 
Zur weiteren Sicherung wurde auch. die 10 S. Einheit mit einem 
