73 WIEDEMANN: 
Etalon verglichen, welchen Lord Rayleigh die Güte hatte, mir zur Ver- 
fügung zu stellen. Nach seinen Angaben besitzt derselbe einen Wider- 
stand von 9,9961 B. A. U. bei 16°C. Der Etalon (R.E.) wurde vor den 
Versuchen längere Zeit in ein Wasserbad von 16° gelegt; die 10 S. Ein- 
heit hatte die Lufttemperatur 7,4° C. 
Das an der Brücke abgelesene Verhältnifs der Widerstände der 
108. E. und der R. E. betrug im Mittel uncorrigirt 549,35 : 577,225, 
nach der Correction wegen der Graduirung 546,45 : 574,32. Mit Berück- 
sichtigung des Temperatur-Coeffieienten der bei 16,9° richtigen 10 S. Ein- 
heit ist der Widerstand derselben bei 7,4° gleich 9,97157 Q. E., also der 
des R. Etalons gleich 10,4801 Q. E. oder 1Q. E. — 0,95418 R. E., bez. 
gleich 0,95381 B. A. U. Direct folgt dieses Verhältnifs gleich 0,95384. 
Die Übereinstimmung ist also wiederum sehr befriedigend.!) 
Schliefslich wurde der Widerstand der aus Inductor und Multipli- 
cator bestehenden Kette mit dem des 10 S. Etalons verglichen, indem 
dieselben an Stelle der Widerstände r, und r, Fig. 15 in den Brücken- 
apparat eingeschaltet wurden. Die Schliefsung der Leitungen durch den 
Doppelschlüssel durfte nicht allzu schnell geschehen, damit vor der end- 
lichen Verbindung mit dem Galvanometer die Extraströme in den Spira- 
len abgelaufen waren. 
Auch wurde die Rolle des Inductors so gedreht, dafs durch die 
vereinte Wirkung des Stromes in ihr und in der Multiplicatorrolle der 
Magnetspiegel des Galvanometers nicht abgelenkt wurde. 
Von den wiederholten Vergleichungen dieser Art, welche alle bis 
auf 1/5000 miteinander übereinstimmende Resultate gaben, erwähne ich 
beispielsweise nur die folgenden: 
1. Erste Umwindung. 
Verhältnifs des Widerstandes des 10 S. Etalons zum Widerstand 
der Kette, direct beobachtet 
24 20, 1946,99.:914.00 
not 2,089 (D. 
1) Vgl. Grylis Adams Conference Internationale pour la Determination des 
Unites Electriques. Deuxieme Session p. 38. 1884. 
