EINE WAGE FÜR DAS DAMPFKALORIMETER. i 



lung verseil winden würde, niclit ausgeschlossen zu sein scheint. 

 Ebenso genau muß natürlich auch die Anfangstemperatur, hier 

 die Zimmertemperatur bestimmt werden, was bekanntlich ver- 

 hältnismäßig längere Zeit beansprucht, während die Wägung im 

 Dampfraum in kurzer Zeit beendet ist, da ja die Dampf kämm er 

 vorher schon gründlich durchwärmt war. 



Mit diesem Apparat läßt sich die Bestimmung der spezi- 

 fischen Wärme nach der von BüNSEN* angegebenen Methode be- 

 quem und genau ausführen, namentlich zeigt sich das Gewicht 

 des Körpers in der Dampfatmosphäre in solchem Maße konstant, daß 

 die niedergeschlagene Wassermenge bis auf Bruchteile des Milli- 

 gramm genau bestimmbar ist. Zur Erreichung dieser Konstanz 

 ist es aber wesentlich, daß die Dampf kammer H aus undurch- 

 sichtigem Material (Metall mit Tuchhülle) bestehe, weil sonst in- 

 folge der Ausstrahlung eine beständige Kondensation des Wasser- 

 dampfes erfolgt. 



* BuNSEN, Über das Dampfkalorimeter, Wied. Ann. 31, 1, 1887. 



