ÜBER MIKROSKOPISCHE BEOBACHTUNG 



TON SCHWINGUNOEN BEI DER BESTIMMUNG DES 



ELEKTRISCHEN WIDERSTANDES. 



Von ALOIS SCHULLER. 



Vorgetragen in der Sitzung der IIL Klasse der üngarisclien Akademie der 

 Wissenschaften am 18. Dezember 1905. 



I. Beschreibung der Methode. 



Bei der Bestimmung des Widerstandes von Elektrolyten 

 mittels Wechselstrom liat man in neuerer Zeit anstatt des Hör- 

 teleplions das optische Telephon* und das Vibrationsgalvano- 

 meter** in Anwendung gebracht, wodurch nicht nur die Emp- 

 hndlichkeit bedeutend gesteigert, sondern auch der störende 

 Einfluß fremder Geräusche vermieden wurde. Demselben Zweck 

 dient der folgende Apparat, bei dem die Schwingung eines leichten, 

 möglichst wenig gedämpften Systems mit dem Mikroskop be- 

 obachtet wird. 



Auf dem abnehmbaren Mikroskoptisch befindet sich ein an 

 einem Ende befestigte feine Stahllamelle (Dimensionen siehe S. 17) 

 und zu beiden Seiten des freien Endes derselben je ein kleiner 

 Elektromagnet. Die Tischplatte ist sowohl in der Längsrichtung 

 der Lamelle wie auch darauf senkrecht verstellbar und die Elek- 

 tromagneten können überdies der Lamelle mittels Mikrometer- 

 schrauben beliebig genähert werden. An das freie Ende der 



M. Wien, Wied. Ann. 42, p. 599, 1891 und 44, p. 680, 1891. 

 H. Rubens, Wied. Ann. 56, id. 27, 1895. 



