12 ALOIS SCHULLER. 



Stahllamelle ist ein möglichst dünner Metalldraht gelötet oder 

 ein anderer „Zeiger" befestigt^ auf dessen Ende das Mikroskop 

 eingestellt wird. 



Die Elektromagneten ersetzen die Telephonspule, werden also 

 in die Brücke einer WHEATSTONEsclien Kombination geschaltet, 

 und zwar so, daß entgegengesetzte Pole einander gegenüberstehen. 

 Mittels eines Umschalters kann man eventuell anstatt der Elektro- 

 magneten ein Telephon einschalten und kann dann die ungefähre 

 Einstellung, bei der fremde Geräusche nicht stören, mit diesem 

 bewerkstelligen. 



Den Wechselstrom liefert ein kleiner Induktor, wie bei der 

 Methode von Kohlrausch, die Unterbrechungen des Primärstromes 

 besorgt aber ein Saitenunterbrecher. Es ist nämlich hier wesent- 

 lich, daß die Schwingungsdauer des Unterbrechers derjenigen der 

 schwingenden Lamelle möglichst gleich gemacht werde. Man er- 

 kennt dies in üblicher Weise an der Resonanz, welche eintritt-, 

 wenn man einen kleinen Teil des induzierten Stromes, etwa den 

 in der nicht ganz ausgeglichenen Meßbrücke auftretenden Strom 

 durch die Elektromagneten leitet. Während man den Zeiger im 

 Mikroskop beobachtet, verändert man die Spannung des Saiten- 

 unterbrechers; sobald man sich der Konsonanz nähert, werden 

 die vorher scharfen Ränder des Zeigers verwaschen oder richtiger 

 verdoppelt. Hat man dann durch fortgesetztes Stimmen des Unter- 

 brechers beträchtliche Schwingungen erreicht, so gleicht man die 

 Brückenkombination soweit aus, daß nur mehr kleine Elonga- 

 tionen übrig bleiben, und fährt dann mit dem Einstimmen fort, 

 bis man die höchste Empfindlichkeit erreicht. 



Die Stahllamelle soll etwas, aber nur wenig magnetisch sein. 

 Starker Magnetismus ist wegen der magnetischen Dämpfung hin- 

 derlich. Den richtigen Grad findet man durch Annähern und 

 wenn nötig Umlegen eines Maguetstabes in der Längsrichtung 

 der Lamelle. Mit dem Annähern des Magneten ändert sich meist 

 die Schwingungsdauer der Lamelle ein wenig; dann kann die 

 Empfindlichkeit durch Nachstimmen des Unterbrechers noch ein 

 wenig gesteigert werden. Behält die Lamelle den erforderlichen 

 geringen Magnetismus auch nach dem Entfernen des Stabes bei, 

 so ist dieser natürlich überflüssig-. 



