16 ALOIS SCHULLER. 



Ton Praktikanten niclit zu vermeiden sind, die Grenauigkeit der 

 BestimmuDg niclit beeinträchtigen. Ein fernerer Vorteil besteht 

 darin, daß der störende Einfluß der Kapazität der Leitungen viel 

 geringer ist als bei dem Hörtelephon, sodaß er gewöhnlich erst 

 ■dann bemerkbar wird, wenn man viel genauer arbeitet als mit 

 dem Telephon möglich ist. 



Diesen Vorteilen steht allerdings der Nachteil gegenüber, 

 daß die Herstellung und das Einstimmen der Lamelle einige 

 Mühe verursacht, die bei der Verwendung des Hörtelephons ent- 

 fällt; hat man aber einmal die Lamelle mit dem Zeiger her- 

 gestellt und am Mikroskop befestigt, dann die Elektromagneten 

 dem freien Ende der Lamelle gehörig genähert, so ist der 

 Apparat zum Gebrauch jederzeit bereit, und es ist weiter keine 

 Schwierigkeit zu überwinden, denn es ist leicht, den Unter- 

 brecher genau zu stimmen, selbst wenn er vorher ganz falsch 

 gestimmt war. 



Die Genauigkeit der Bestimmung, welche diese Methode zu- 

 läßt, ist überraschend; sie übertrifft diejenige aller bekannten 

 Methoden, bei denen Wechselströme verwendet werden, und erreicht, 

 wenigstens nahezu, die Genauigkeit, der die Gleichstrommethode 

 bei Verwendung der empfindlichsten Galvanometer fähig ist. Eine 

 KOHLEAUSCHsche Brückenwalze, bei der der Draht bei einer Länge 

 von 314 cm 16,03 Ohm Widerstand zeigt, erwies sich zur Aus- 

 nutzung der Empfindlichkeit als ungenügend. Es wurden daher 

 ^u beiden Seiten gleiche Widerstände angeschaltet, mit denen der 

 Widerstand den hundertfachen Betrag erreichte, sodaß der Fall 

 eintrat, wie wenn der Brückendi-aht 100000 Teilstriche lang wäre. 

 Die übrigen Zweige der WHEATSTONEschen Kombinationen hatten 

 je 200 Ohm Widerstand. Wenn dann die Kontakte an der Kohl- 

 EAUSCHschen Walze zuverlässig waren, so wichen die einzelnen 

 Einstellungen bei verschiedenen Lamellen, die mit dem Zeiger 

 nur oberflächlich zusammengestimmt waren, höchstens um einen 

 halben Teilstrich voneinander ab. Abgesehen von dem genaueren 

 Mittelwert ergibt dieser größte Fehler in der Einstellung das 

 Verhältnis der Widerstände zu 



^QQQQ + ^-^ = 1 00002 



500UO — 0,5 -^;^^^^- 



