164 CARL V. THAN. 



Eudiometer genau genommen nie dieselbe ist wie jene des 

 Thermometers, wenn die Temperatur des Zimmers auch nur we- 

 nig schwankend ist, da das Gas und das Thermometer mit sehr 

 ungleicher Geschwindigkeit zu dem Temperatur-Gleichgewichte 

 gelangen. Wenn man daher die Reduktion bezüglich der Tempe- 

 ratur durch Eechnung ausführt, so begeht man immer einen klei- 

 nen Fehler, welcher in dem Falle nicht gering zu schätzen ist, 

 wenn man die absolute (d. i. die Gewichts-) Menge des Gases be- 

 nöthigt. Dieser Fehler ist hauptsächlich dann von Belang, wenn 

 man die Gase wie gewöhnlich in feuchtem Zustande abmisst, da 

 das Gleichgewicht des gesättigten Dampfes noch weniger mit den 

 Schwankungen des Thermometers Schritt zu halten im Stande 

 ist. BüNSEN hat bei seinen grundlegenden Luftanalysen ^ diese 

 Fehler dadurch beseitigt, dass er bei Benutzung sehr grosser 

 Eudiometer die Ablesung eines jeden Gasvolumens in stündlichen 

 Intervallen dreimal wiederholte ; das aus diesen Beobachtungen, 

 berechnete Mittel ergab den genauen Werth. 



Eine zweite Fehlerquelle liegt in der Beobachtung der Höhe 

 der Quecksilbersäulen des Eudiometers und des Barometers, sowie 

 in der Temperaturkorrektion derselben auf Grund der thermo- 

 metrischen Ablesungen. Bei genauen Ablesungen ergiebt sich die 

 Höhe des mit einem Fernrohr direkt abgelesenen Meniskus des 

 Quecksilbers sehr verschieden, je nach dem Stande der Sonne 

 und der Richtung der Reflexbeleuchtung des Meniskus."*''^' Einen be- 

 deutenderen Fehler begeht man bei der Temperaturkorrektion, 

 da der kleine Körper des Thermometers und die grosse Masse 

 des Quecksilbers im Eudiometer in dem Temperaturausgleich 

 ebenfalls keinen Schritt halten ; ausserdem hat die Quecksilber- 

 säule im Eudiometer in verschiedenen Höhen eine etwas verschie- 

 dene Temperatur. 



Noch gröbere Fehler entspringen aus der Verwendung von 

 festen Absorptionsmitteln, wie z. B. der aus Kaliumhydroxyd, aus 

 Gips, Manganhyperoxyd, Kohle oder Papiermache u. dergl. an- 

 gefertigten Kugeln. Diese nehmen ausser den zu absorbierenden,. 



* R. Bunsen: Gasometrische Methoden (2. Aufl.), S. 92. 

 ** Carl v. Than : Thermocliemisclie Unters. Wiecl. Ann. 13, p. 95. 



