ÜBER EINE COMPENSATIONSMETHODE DER GASOMETRIE. 167 



erlangen, dann muss man auch die absolute Menge des Stick- 

 stoffes ein für allemal genau bestimmen. Zu diesem Zwecke kon- 

 struierte ich einen kleinen Apparat, mit dessen Hilfe man in weni- 

 gen Minuten ganz genau 'so viel Gas abmessen kann, dass dessen 

 Normalvolumen gerade 10 cm-^ beträgt. Auf die Kompensations- 

 röhre sind vier feine kreisförmige Linien aufgetragen, welche 

 respektive 12*5 — 14'28 — 20'0 und 50 cm^ Volumen entsprechen. 

 Hebt man oder senkt man die Kompensationsröhre, so dass der 

 Meniskus des Quecksilbers eines der Striche eben berührt, so be- 

 trägt der Druck des Stickstoffes nahezu 0*8, 0*7, 0*5 oder 0*2 At- 

 mosphären. Das Eudiometer e ist genau in 0*1 cm-^ geteilt. Es ist 

 vortheilhaft, wenn dasselbe aus derselben Glassorte angefertigt ist, 

 wie die Compensationsröhre, und die Dimensionen der beiden 

 Eöhren annähernd gleich sind. Bei der Calibrierung der Eöhren 

 ist es zweckmässig, wenn unten an die Eöhren ein Hahn mit 

 einer ScHULLBR-WARTHA'schen Spitze ohne Capillardepression 

 angeschmolzen ist. Man lässt das Quecksilber durch diese Spitze 

 in ein gewogenes Gefäss herabfiiessen und beobachtet den Menis- 

 kus in seiner natürlichen Lage, so dass die Correktur überflüssig 

 wird. Während des Calibrierens muss oben an den Eöhren ein 

 verdicktes Capillarrohr offen bleiben, das man erst nach Beendi- 

 gung der Calibrierung zuschmilzt. 



Die eisernen Halter d und f, welche die beiden Eöhren in 

 vertikaler Eichtung tragen, sind an zwei abwärtsgehende Stangen 

 befestigt, welche durch zwei Führungen hindurchgleiten. Die an 

 die Stangen angebrachten runden Stifte greifen in den durchbro- 

 chenen Hebelarm gh ein. Dreht man den Hebel um die Axe i, so 

 senkt sich eine der Eöhren, während die andere gehoben wird. An 

 den Enden dieses Hebels sind Eebschnüre gk und hl befestigt, 

 welche über Eollen hindurch zu dem 2 m entfernt aufgestellten 

 Fernrohr hinlaufen. Die Schnüre sind hier auf zwei Wellen ge- 

 wickelt, welche mit einem Drehrade und einer Bremsvorrichtung 

 versehen sind. Man kann auf diese Art das Heben oder Senken 

 der beiden Eöhren vom Fernrohr aus mit grosser Präzision be- 

 werkstelligen. 



Das Fernrohr ist an einem vertikalen, mit Stellschrauben 

 versehenen Stativ verschiebbar, mit Wasserwage und Mikrometer- 



