168 CARL V. THAN. 



schraube ausgestattet, so dass es an beliebiger Stelle des Statives 

 genau horizontal eingestellt werden kann. Das Stativ besteht aus 

 einer meterhohen eisernen Eöhre, welche von einer zweiten ver- 

 nickelten Eöhre so umhüllt wird, dass die innere Eöhre wie bei 

 den Kathetometern der äusseren Eöhre zur Führung dient. Diese 

 Art Führung gewährt volle Sicherheit dafür, dass bei der Drehung 

 um die Axe des Statives das Fernrohr genau in demselben hori- 

 zontalen Niveau verbleibt. Diese Drehung verrichtet man mit einer 

 endlosen Schraube, welche in ein Zahnrad eingreift und welche 

 am unteren Ende des äusseren Stativrohres concentrisch ange- 

 bracht ist. 



Nachdem das zu messende Gas in das Eudiometer e einge- 

 führt wurde, stellt man die Compensationsröhre in den Halter d 

 so ein, dass der Meniskus des Quecksilbers um 1 — 2 mm tiefer 

 zu stehen kommt, als jener Theilstrich (z. B. der mit 0'5 bezeich- 

 nete), mit welchem man die Ablesung ausführen will. Dann fixiert 

 man das Eudiometer mit Hilfe des Halters f in der Weise, dass 

 die Höhe des Quecksilbers nahezu dasselbe Niveau erreicht, wie 

 in der Compensationsröhre. Man setzt nun den die Beleuchtung 

 regulierenden Schirm auf, welcher an einer vertikalen Stange ver- 

 schiebbar ist. Dieser Schirm besteht aus zwei mattgeschwärzten 

 Blechcylindern e' und c' . Diese Eöhren werden so fixiert, dass bei 

 der Ablesung ihr unterer Eand] um 4 — 5 mm höher zu stehen 

 kommt, als der Meniskus des Quecksilbers. An die gegen das 

 Fenster zugekehrten Seiten der beiden Eöhren ist ein kleiner 

 Eahmen e" befestigt, über welchen feines Cigarettenpapier ausge- 

 spannt ist. Durch dieses Papier hindurch wird der Eaum zwi- 

 schen dem Schirm und dem Meniskus mit diffusem Lichte so be- 

 leuchtet, dass jeder störende Eeflex ausgeschlossen ist. Nach etwa 

 5 — 10 Minuten gleicht sich die Temperatur der beiden Eöhren 

 aus, dann macht man die Ablesung folgendermassen. Man richtet 

 das Fernrohr auf die Compensationsröhre c, durch Auf- und Ab- 

 wickeln der Schnüre k und l schiebt man die Compensationsröhre 

 so weit abwärts, dass der Scheitelpunkt des Meniskus den einge- 

 ätzten kreisförmigen Strich der Eöhre gerade berührt. Bei jeder 

 derartigen Einstellung muss darauf geachtet werden, dass der 

 Meniskus von unten nach oben aufsteigend den Strich berührt. 



