ÜBER EINE COMPENSATIONSMETHODE DEE GÄSOMETEIE. 



171 



struierten Präzisionspipette in das Eudiometer ein.* Dann kennt 

 man sehr genau das Volumen der eingeführten Lauge, nach der 

 Ablesung am Quecksilbermeniskus zieht man das Volumen der 

 Lauge ab, wodurch man das Volumen des feuchten Gases erhält. 

 Die Ablesung selbst geschieht folgendermassen. Man stellt das 

 Fadenkreuz zuerst auf den Meniskus des feuchten Kompensations- 

 rohres wie früher ein. Nachdem das Fernrohr auf das Eudiometer 

 gerichtet worden, liest man die Höhe der Absorptionsfiüssigkeit 

 ab. Es sei das specifische Gewicht dieser Lösung s, die Höhe der 

 Flüssigkeitssäule betrage n Skalentheile, dann stellt man das 



Eudiometer so ein, dass das Fadenkreuz um .^'^ Skalentheile 



1o"5d 



über dem Meniskus des Quecksilbers zu stehen kommt. Die Ten- 

 sion der Lauge im Eudiometer hat einen anderen Werth, als die 

 Tension des Wassers im Compensationsrohr. Man korrigiert den 

 hiedurch entstehenden Fehler, indem man die rechte Seite der 



p i 



Gleichung (3) mit j^ multipliziert. Hier bedeutet P^clenDruck 



der feuchten Gase, l die Tension der Lauge, v dieselbe des Was- 

 sers, beide für etwa 15 — 20°. Nehmen wir den bei uns herrschen- 

 den durchschnittlichen Barometerstand zu 750 mm an, und ge- 

 setzt den Fall, dass die Ablesung bei 0'8 Atm. (am obersten Theil- 

 strich des Compensationsrohres) geschah, während die Absorption 

 mit einer 0*5 normalen Kalilauge ausgeführt worden ist. Dann 

 ergiebt sich für den obigen Correktionsfaktor der folgende Werth : 



Pn —l 0-8 X 750 — 1 1-45 ^ j .^^^ 



Pn—v 0-8x750— 12-7 



In diesem Falle muss also das abgelesene Volumen des Gases 

 noch mit dieser einfachen Zahl multipliziert werden. 



* Diese besteht aus einer S-förmig gekrümmten getheilten Pipette 

 deren hinteres Ende mit einem abnehmbaren mit Quecksilber gefüllten 

 Gefässchen verbunden ist. Wenn man in das Gefässchen hineinbläst, so 

 drückt das Quecksilber die gewünschte Laugenmenge aus der Pipette her- 

 aus. Aus dem Gewichtsverluste des Quecksilbers ermittelt man mit grosser 

 Genauigkeit das Volumen und die Menge der herausgedrückten Lauge. 

 (Termeszett. Közlöny 17 (1885). 



