ÜEER EINE COMPENSATIONSMETHODE DER GASOMETRIE. 175 



Im vorhergehenden habe ich nur den wesentlichsten Teil des 

 Apparates beschrieben. Der ganze Apjyarat besteht aus drei, den 

 beschriebenen ähnlichen Quecksilber^vannen, welche radial grup- 

 piert durch eine kreisförmige Einne miteinander verbunden sind. 

 Die Gas enthaltenden Eöhren können vermittelst der mit Queck- 

 silber angefüllten Einne aus der einen Wanne in die andere 

 leicht übergeführt werden. Die beiden anderen Wannen dienen zur 

 Aufbewahrung der Compensationsröhren in Eeserve, sowie zur 

 Überführung der Gase aus einem Gefäss in passende andere, fer- 

 ner um die Absorj)tionen und die qualitativen Untersuchungen der 

 Gase u. s. w. zu verrichten. Diese Wannen sind auch mit Holz 

 gefüttert, die Bohrungen sind aber weniger tief, als jene der 

 Hauptwanne, so dass zur AnfüUung des ganzen Apparates höch- 

 stens 25 kg Quecksilber genügen. Der mittlere Theil des Apparates 

 ist ganz von derselben Construktion, wie die von mir im Jahre 

 1885 beschriebene Eevolverquecksilberwanne."*' Dieser Theil des 

 Apparates dient dazu, damit man in den kreisförmig aneinander 

 gereihten Eprouvetten und Gasometern die Gase auffangen und 

 aufbewahren könne. Der mittlere Teil ist sammt den Haltern und 

 den Eprouvetten in der kreisförmigen Einne drehbar, so dass 

 man ein jedes der Gefässe in irgend eine der drei Wannen be- 

 quem überführen kann. 



Über die genaue Adjustierung des Apparates, sowie über die 

 Anwendung desselben zu den eingangs erwähnten Untersuchun- 

 gen werde ich bei einer anderen Gelegenheit ausführlicher be- 

 richten. Gegenwärtig begnüge ich mich damit, die Anwendbarkeit 

 desselben zur Bestimmung der Dichte der Gase zu zeigen. 



Zur Dichtebestimmung der Gase dient das leichte Glas- 

 gefäss d Fig. 2, welches oben und unten durch zwei kleine Glas- 

 hähne c und a luftdicht verschliessbar ist und am unteren Ende 

 mittels eines Schliffes auf das Eudiometer e aufgesteckt werden 

 kann. Der Inhalt des Gefässes d beträgt etwa 100 — 120 cm^, und 

 das Volumen desselben ist zwischen den beiden Hähnen mit 

 Quecksilber genau kalibrirt. Das Gewicht des luftleeren Gefäs- 

 ses wird ein für allemal genau bestimmt. Beim Gebrauche füllt 



*■ Termeszettudomanyi Közlöny 17, 204. 



