176 



CARL V. THAN. 



man dies Gefäss in bekannter Weise mit dem zu untersuchenden 

 Gase, ohne Beachtung der Temperatur und des Druckes. Dann 

 schliesst man beide Hähne ab und bestimmt das Gewicht des darin 

 enthaltenen Gases nach halbstündigem Verweilen auf einer guten 

 Wage. Zu diesem Behufe verwendet man das Taragefäss f, welches 

 aus derselben Glassorte angefertigt ist und nahezu dasselbe Ge- 



b 



-TS 



ei 



b 



Fig. 2. 



Fic 



wicht und Volumen hat, wie das Gefäss d. Die Gewichtsdifferenz 

 beider Gefässe wird ein für allemal festgestellt. Die Wägung wird 

 nach dem Verfahren von Borda mit Schwingungsbeobachtungen 

 möglichst genau ausgeführt. Auf diese Art werden die Fehler der 

 Gewichtsbestimmung bis auf verschwindend kleine Differenzen 

 compensiert. Das gewogene Gefäss (/ steckt man jetzt mittels des 

 Schliffes auf das Eudiometer e auf, welches in der vorher beschrie- 



