ÜBEE EINE COMPENSATIONSMETHODE DEE GASOMETEIE. 177 



benen Wanne aufgestellt, bis b' mit Quecksiber gefüllt ist. Man 

 pumpt jetzt durch den Hahn b den Eaum zwischen abb' luftleer 

 aus. Dieser Eaum ist auskalibriert und ist in die auf 0*1 cm^ bezo- 

 gene Skalentheilung des Eudiometers mit eingerechnet. Hiernach 

 schliesst man den Hahn b, öffnet zuerst den unteren Hahn von 

 (/, nämlich a, dann b'. Das Gas dehnt sich jetzt aus und drückt 

 das Quecksilber um 3 — 4 cm etwa bis e herab, dann wird mit An- 

 wendung des Compensationsrohrs das normale Volumen des Ga- 

 ses in der früher beschriebenen Weise abgelesen. Man verwendet 

 hierzu ein Compensationsrohr mit 10 cm^ trockenem Stickstoff 

 und stellt dasselbe auf den Theilstrich 0*8 Atm. ein. Auf diese Art 

 hat man das Gewicht und das Volumen des Gases ermittelt, die 

 Dichte desselben erhält man durch eine einfache Division ohne 

 irgend welche Correktionsrechnungen. 



Wie man sieht, besteht die ganze Dichtebestimmung aus 

 einer Wägung und aus einer Ablesung des Volumens. Diese sind 

 rasch ausführbar und genau, denn wenn man einige Sorgfalt an- 

 wendet, eompensieren sich die Beobachtungsfehler so zu sagen von 

 selbst, auch fällt der umständlichere Theil der Rechnungen ganz 

 weg. Das ganze Verfahren beansprucht sammt der Berechnung 

 höchstens zwei Stunden. Herr Feankpurtee hat ohne vorhergehende 

 Einübung die Dichte des Kohlendioxydes nach den angegebenen 

 Verfahren in zwei Versuchen bestimmt. Er hat folgende Werte 

 gefunden 1-5265 und 1'5228, wobei er mit zwei verschiedenen 

 Gefässen von etwa 120 cm^. Inhalt arbeitete. Bünsen hat nach sei- 

 ner Methode im Mittelaus sechs Versuchen, wobei er etwa 200 bis 

 300 cm^ Gas verwendete, 1*5273 gefunden, während Regnault in 

 seinen klassischen Arbeiten bei Verwendung von 10 Liter Gas 

 die Dichte zu 1 "52901 bestimmt hat. Wegen Mangels an einer 

 grösseren Anzahl von genauer ausgeführten Beobachtungen konnte 

 die Fehlergrenze des beschriebenen Verfahrens noch nicht fest- 

 gestellt werden, es liegt aber ausser Zweifel, dass die Methode bei 

 rascher Ausführung eine grosse Genauigkeit verspricht, nament- 

 lich wenn man etwas grössere Gefässe verwendet. 



Anfangs verursachte der Umstand einige Schwierigkeiten, 

 dass das Gewicht des Schmierniittels bei verschiedener Art des- 

 Schmierens der Hähne des Gefässes d einige Schwankungen er- 



Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn. XIV. 1-i 



