178 CAEL V. THAN. 



gab. Dieser Fehler ist beinahe gänzHch zu vermeiden, wenn die 

 Enden der Hahnhülsen genau eben abgeschliffen werden und man 

 die Hähne mit einer Mischung aus Vaselin und Wachs gut ein- 

 schmiert und dann möglichst fest in die Hülsen hineinsteckt. Auf 

 diese Weise drückt sich der Überschuss des Schmiermittels her- 

 aus ; putzt man dasselbe mit feiner Leinwand sorgfältig weg, so 

 stellte sich nach vielen Versuchen heraus, dass die Gewichts- 

 differenz der Hahnsalbe bei solcher Einrichtung nur Bruchtheile 

 des 0*1 Milligrammes ausmacht, daher getrost zu vernachlässi- 

 gen ist. 



Dies Verfahren hat ausser der Bequemlichkeit noch den Vor- 

 zug, dass man dazu eine geringe Gasmenge bedarf, und dass man 

 dasselbe Gas, welches zur Dichtebestimmung diente, unmittelbar 

 zur Analyse, zu Absorptionen und zu sonstigen Versuchen ver- 

 wenden kann. Zu diesem Behufe verwendet man das Dichtegefäss 

 als Gasometer in folgender Weise. Auf dem oberen Hahnrohr c 

 des Gefässes d (Fig. 3) steckt man mittels eines Kautschukrohrs 

 eine kapillare Gasleitungsröhre an. Dann füllt man das untere 

 Hahnrohr von d mit einer Capillarpipette mit Quecksilber an. Jetzt 

 verbindet man dasselbe durch Kautschuk mit dem seitlichen Fort- 

 satze der Eöhre eb, welches vorher auch mit Quecksilber gefüllt 

 worden, so dass keine Luft unter den Hahn gerathen könne. Beide 

 Theile werden dann in ein passendes Stativ in der Weise befestigt, 

 wie aus der Zeichnung ersichtlich. Man stellt dann das Queck- 

 silberreservoir a in einen höher gelegenen Bing desselben Statives 

 hinauf, so dass es in die Lage a' zu stehen kommt, füllt dann aus 

 diesem Keservoir das Bohr be ganz mit Quecksilber an. Schliesst 

 man den Hahn b und öffnet vorsichtig den unteren Hahn von d, 

 so dringt das Quecksilber in d ein und presst das Gas etwas zu- 

 sammen. In diesem Zustande ist der Apparat ein bequemes Gaso- 

 meter. Will man daraus das Gas entnehmen, so öffnet man den 

 oberen Hahn c und reguliert b in der Weise, dass das aus dem 

 Beservoir a' abfiiessende Quecksilber im Bohre be etwa um 1 cm 

 höher zu stehen kommt als in d. Diese Niveaudifferenz bestimmt 

 die Geschwindigkeit des Gasstromes, mit welcher wir das Gas 

 hinaustreiben wollen ; diese Geschwindigkeit bleibt ganz konstant, 

 wenn der Hahn b richtig eiu gestellt ist. Ebenso verfährt man. 



