BESTIMMUNG DES SPECIFISCHEN GEWICHTES FESTEE KORPER. 



337 



Betreffs der Ausführung der auf diesem Princip berahenden 

 Bestimmung des specifischen Gewichtes ist zu bemerken, dass das 

 WesentKchste die immer gleich genaue Einstellung der Flüssigkeit 

 in dem zur Fällung dienenden Kolben ist, und zwar ist dies we- 

 sentlicher als eine Temperaturdifferenz von 1 — 2 Graden, welche 

 nach unseren Erfahrungen kaum von Einfluss ist. 



Die Einstellung kann mit der 

 grössten erreichbaren Genauigkeit ge- 

 schehen, wenn man Pyknometer ver- 

 wendet, deren Aufsatz auf den Hals 

 (auf der Aussenseite) des Pyknome- 

 ters, und nicht in denselben (d. h. auf 

 der Innenseite derselben) geschliffen 

 sind, wie beiliegende Figur zeigt. 



Nach vollständiger Fällung, 

 welche immer mit möglichst concen- 

 trirten Lösungen, bei Schwefelsäure 

 z. B. mit !20 7o-iger Chlorbaryumlö- 

 sung geschehe, wird der Kolben bis 



zum Halse mit destillirtem Wasser gefüllt, der aufgeschliffene 

 Aufsatz angesetzt, und aus einem dünnen, mit einem Stück Kaut- 

 schukschlauch versehenen Tropfröhrchen, dessen Ende bequem 

 in das Köhrchen a des Aufsatzes eingeführt werden kann, so lange 

 Wasser eingetropft, bis dieses die Oeffnung des Röhrchens erreicht. 

 Wenn ein Tropfen zuviel zugesetzt wurde, so streicht man diesen 

 mit dem Finger ab. 



Das Volum dieses Kolbens, welcher zum Fällen und zur Be- 

 stimmung des Gewichtes der den Niederschlag enthaltenden Flüs- 

 sigkeit dient, erhält man genügend genau, indem man ihn bei ge- 

 wöhnlicher, d. h. jener Temperatur, bei der man aibeitet, mit 

 destillirtem Wasser füllt und wägt. 



Es ist zweckmässig, wenn das Volum desselben nicht weniger 

 als 100 cc. beträgt, mit möglichst viel Substanz, mit mehreren 

 Grammen, zu arbeiten, was besonders bei nicht sehr voluminösen 

 Niederschlägen von Wichtigkeit ist. 



Den Kolben entleert man ohne jeden Verlust an Flüssigkeit» 



Mathematische und NaturwissevucliaftUche Berichte aus Ungarn. VIII. 



