382 WILHELM FRIEDEICH UND MORITZ STRICKER. 



nute die Zahl der Pulsschläge ; dasselbe taten wir in den ersten 

 2 Min. nach dem Trinken während V* Min. und in den folgenden 

 15 — 20 Minuten wieder während einer ganzen Minute. 



Zur Bestimmung des Blutdruckes gebrauchten wir den 

 BAScn'schen Metallosphygmomanometer in folgender Weise : 



Wir brachten den Unterarm der betreffenden Person in eine 

 bequeme und sichere Lage und bezeichneten im Verlaufe der 

 Piadialarterie einen Punkt, wo dieselbe leicht an den Eadius an- 

 gedrückt werden konnte. Während des 15 — 20 Minuten dauernden 

 Versuches blieb nun der Arm fortwährend in derselben Lage und 

 wurde nur der eine oben erwähnte Punkt zur Compression der 

 Arterie benützt. Die einzelnen Bestimmungen des Blutdruckes 

 wurden folgendermaassen vollführt : 



Mit der Pelotte des Instrumentes übten wir einen fort- 

 während steigernden Druck auf den betreffenden Punkt der Ar- 

 terie, so lange, bis der hinter der Pelotte tastende Finger einer 

 zweiten Person den Puls nicht mehr fühlte ; die diesem Druck ent- 

 sprechende Millimeterzahl zeichneten wir auf. Nachher übten wir 

 auf die Arterie mit der Pelotte einen viel grösseren Druck aus und 

 verminderten denselben so lange, bis der tastende Finger den Puls 

 eben zu fühlen begann, worauf wir auch diesen Wert aufzeich- 

 neten. Nachdem wir dieses Vorgehen noch zweimal wiederholten, 

 bestimmten wir aus den erhaltenn Zahlen den Mittelwert, wel- 

 chen wir als endgiltig aufzeichneten.* 



* Auf Grund zahlreicher, mit dem BAScn'schen Metallosphygmomano- 

 meter vollführten Versuche, welche schon vor Erscheinen der BAScn'schen 

 Abhandlung (Der Sphygmoinanometer und seine Verwertung in der Praxis. 

 «Berl. klin. Wochenschrift», 1887) unternommen waren, fühlen wir uns 

 veranlasst, über die praktische Verwertung des Sphygmomanometers folgende 

 Bemerkung zu machen : Der BAScn'sche Sphymomanometer ist in Folge 

 seiner leichten Handhabung, seiner Einfachheit, so wie auch in Folge sei- 

 ner Verlässlichkeit ein schätzbares Instrument in der Hand des Klinikers. 

 Das Tastgefühl des Fingers kann so weit eingeübt werden, dass bei 5 nach 

 einander folgenden selbständigen Messungen der Unterschied zwishhen den 

 gewonnenen Werten kaum 2 — 3 Mm. Hg. beträgt. Wir können die Daten 

 als besonders verlässlich da bezeichnen, wo wir die Blutdruckveränderungen 

 an ein imd demselben Individuum bestimmen, da hier die unvermeidlichen 

 kleinen Fehler (als : tiefliegende Arterie, grössere Fettpolster u. s. w.) wäh- 



