COSMOS 



que se dispone cu los laboratorios comu- 

 nes. 



El primero de estos aparatos que se acaba de 

 terminar, es el gran manómetro de aire libre 

 construido según las indicaciones de M. Cai- 

 LLETET , miem- 

 bro del Institu- 

 to, y ofrecido ge- 

 nerosamente á 

 la ciencia por M. 

 EiFFEL, que lo 

 mandó cons- 

 truir en sus ta- 

 lleres. 



El instrumen- 

 to se compone 

 de un tubo de a- 

 cero de 300 me- 

 tros de altura 

 que se puede 

 llenar de mer- 

 curio, para te- 

 ner una presión 

 directa próxi- 

 mamente de. . . 

 400 atmósferas. 

 La base de este 

 tubo llega al pi- 

 lar Oeste de la 

 torre, en el cual 

 se instaló el la- 

 boratorio desti- 

 nado á las ob- 

 servaciones y 

 que representa 

 la Fig. 1. El 

 mercurio está 

 contenido en el 

 recipiente re- 

 presentado en 

 el centro de 

 nuestro graba- 

 do y en cuyo 

 fondo termina 

 la extremidad 

 del tubo de 300 



Disposición del tubo mauométrico on la Ion 



poco á poco en el tubo hasta lo alto de la 

 torre. Alcanzado este resultado, la bomba 

 cesa de funcionar. Se sabe que una colum- 

 na de mercurio de 76 centímetros represen- 

 ta una atmósfera; así pues, al pié de la torre se 

 tiene 300^076, 

 ó sean 395 at- 

 mósferas. Claro 

 es que puede ob- 

 tener se cual- 

 quiera presión 

 intermedia, ha- 

 ciendo subir el 

 mercurio hasta 

 cierta altura; 

 pero siendo el 

 tubo de acero, 

 la observación 

 del nivel del 

 mercurio en el 

 tubo se hace im- 

 posible. 



Se vence esta 

 dificultad de la 

 manera siguien- 

 te: De tres en 

 tres metros, po- 

 co más ó menos, 

 en toda la altu- 

 ra del tubo, se 

 han dispuesto 

 tubos de vidrio 

 verticales, que 

 pueden ponerse 

 á voluntad en 

 comunicación 

 con el de acero 

 por medio de 

 llaves. Todos 

 estos tubos son 

 accesibles con 

 facilidad, pues- 

 to que van por 

 las escaleras de 

 la torre. No po- 

 día disponerse 



metros; la parte superior de este recipiente 

 está en comunicación con una bomba impe- 

 lente, representada á la izquierda. Basta ha- 

 cer funcionar la bomba, para comprimir agua 

 sobre el mercurio, v obligarlo así á elevarse 



el tubo de acero en línea recta vertical par- 

 tiendo del vértice; se necesitaba que lo sopor- 

 tasen los pilares de la torre, y éstos son in- 

 clinados. La Fig. 3 representa la disposición 

 que se adoptó para instalarlo. 



