REVISTA ILUSTRADA DE ARTES Y CIENCIAS 



Director propietario, FERNANDO FERRARI PÉREZ 



Tomo I 



Tacubaya, D. F., 1° DE Mayo de 1892 



NÚM. 9 



ESSAYO DE 4P1ICACI0K DEL MÉTODO LÓGICO 



AL ESTUDIO 

 DE LA RESISTENCIA DEL AIRE 



Y PROYECTO DE UN APARATO 



PARA DETERMINAR EXPERIMENTALMENTE 



LOS VALORES PARCIALES 

 DE DICHA RESISTENCIA' 



II.— EL ANEMODINAMíÍMETEO COMO ANEMÓMETRO 



39. — Idea general. — Esta aplicación es, 

 por decirlo así, el corolario de la prece- 

 dente. 



Por medio de la simple adición de una 

 llave y de un contador, el aparato que nos 

 sirvió para determinar la presión del vien- 

 to va á servirnos ahora para determinar la 

 velocidad. 



Este resultado puede obtenerse de dos 

 maneras: 1" por el cálculo, después de ha- 

 ber determinado la densidad del viento; 2° 

 directamente, agregando al anemodinamó- 

 metro un contador de las vueltas y de las 

 fracciones de vuelta de las alas del venti- 

 lador. 



En el primer caso, es necesario recoger 

 el aire en el momento de la experiencia, de- 

 terminar experimentalmente su densidad y 

 despejar ¡i c de la iormula (1): 



O d 



En el segundo caso, se debe conocer de 

 antemano la relación que existe entre la ve- 

 locidad del viento y la de las alas del ven- 

 tilador, de manera que no se tenga más que 

 ver el contador del aparato para conocer 

 esta velocidad, como no hay más que leer 

 las indicaciones d-el manómeti'o para cono- 

 cer la presiiin. 



A. Continúa. Véase Cos.mos pp. 81 y lili. 



40. — 1". método ó método del globo. — De- 

 terminación de d.— Para recoger el aire, co- 

 loquemos una llave de tres tubuladuras C 

 en el tubo del anemodinamómetro que hace 

 comunicar el ventilador con el manómetro 

 y adaptemos en seguida al conducto n un 

 globo de vidrio provisto de una llave que 

 hacemos girar de manera que el ventilador, 

 el globo y el manómetro comuniquen entre 

 sí. (Figs. 159 y 160V 



Repitamos ahora la experiencia de la de- 

 terminación de la intíusidad del viento. En 

 virtud del principio de Pascal, según el cual 

 los líquidos y los gases transmiten igualmen- 

 te en todos sentidos las presiones que se 

 ejercen en un punto cualquiera de su masa, 

 es evidente que la densidad del aire del glo- 

 bo de vidrio, aumentará siempre ,;n las mis- 

 mas proporciones que la densidad del aire 

 que contienen el ventilador y el tubo de es- 

 cape. 



Por consecuencia, s¡ cerramos la llave del 

 globo (le vidrio en el momento en que ob- 

 tenemos el equílil)ri() de la placa /-", la can- 

 tidad cíe a¡i(; (jiie almacenamos así, tendrá 

 una liensidad igual ;i la del viento que obra 

 sobre la placa ea sentido inverso. Nos fal- 

 tará entonces nada más quitar el globo de 

 vidrio y determinar la densidad del aire que 

 contiene, por los jUMcediniieutos conocidos 



