130 



COSMOS 



en risica Ijajo el iiomijri' do ((Métotlo de 

 Rkgnault», por ejemplo. 



ti. — Cálculo clex. — Kn la primera apliea- 

 ei(')n del anemodinamiuBetro, vimos que cuan- 

 do la placa P está en equilibrio se tiene: 



es decir f[ue en ese momento el trabajo mo- 

 tor es igual al trabajo resistente R. Porotra 

 parle, como los dos vientos ¡el viento pro- 

 ducido por el ventilador v el viento propia- 

 mente dlcbo) son de igual intensidad v como 

 todas las demás circunstancias (0. /, e y H) 

 son las mismas, resulta que las velocidades 

 y las densidades respectivas son iguales. 

 Ahora l)ien, sabemos que 



/= 



ifi e d 



lóiniula en la cual se encuentran los valores 

 conocidos /, 6. y d. ' Nos basta pues des- 

 pejar á (' para conocer la velocidad del viento: 



O d 



41.- — 2" melado ó método del contador. — 

 Para conocer la relación que existe entre la 

 velociflail de las alas del ventilador v la del 

 ciento que circula en el tulto tle escape, de 

 manera que se pueda determina)' ésta por 

 aquella por medio de un contador, es pre- 

 ciso conocer previamente una y otra de es- 

 tas velocidades por casos distintos, escogi- 

 dos convenientemente. Según que la rela- 

 ción sea simple ó complicada, se la expresará 

 bajo la forma de ley ó de tabla que sirva 

 para la determinación de la velocidad del 

 viento propiamente dicho, en los diferentes 

 casos que pueda presentar la práctica. 



Esta relación puede obtenerse de dos ma- 

 neras muy diferentes que serán, naturalmen- 

 te, la prueba y la comprobación una de otra. 



P' experiencia. — Los diferentes valores de 

 V se determinan como en el primer método; 

 líis velocidades de las alas, por medio del 



l / os ul produelo de la pi'ositia por centímetro 

 cuadrado que nos da el manómetro, por el número 

 do centímetros cuadrados do la placa P; O ó la sec- 

 ción del viento, es la sección misma de los tubos de 

 escape puesto que el viento hiere normalmente la 

 jilaea P¡ íínalmeute d ó la densidad del viento que 

 pasa por los tubos (la cual debe ser superior á la 

 del aire ambiente) se determina como lo hemos in- 

 dicado. 



contador. — lista primera experiencia es muy 

 sencilla y consiste en substancia en repetir 

 la experiencia del primer método, salvo que 

 en lugar de servirnos del viento propiamen- 

 te dicho que entra ])or el tubo de escape, 

 nos serviremos del viento artificial de otro 

 ventilador cuya velocidad de alas pueda mo- 

 dificarse á voluntad y de una manera metó- 

 dica, como la serie de los números 1, 2, 3, 

 4, por ejemplo. 



Operando como lo hicimos en el primer 

 métodf), es decir, por medio de la fcirmnla 



„=v'27 



d 



se determinará la velocidad del viento co- 

 rrespondiente á cada una de las diferentes 

 velocidades de las alas v se establecerá así 

 la relación buscada. 



Para que el anemodinamómetro funcione 

 también como anemómetro bastará colocar 

 un contador de vueltas sobre el ventilador 

 A para determinar, al mismo tiempo que la 

 presión del viento por el manómetro, la ve- 

 locidad del viento por la velocidad de las 

 alas del ventilador acusada por el contador. 



Las condiciones que rec[uiere el ventila- 

 dor con que sustituimos al viento natural 

 son desde luego fáciles de realizar. Se ob- 

 tienen las velocidades crecientes por medio 

 de un motor de peso; la uniformidad de mo- 

 vimiento correspondiente á cada velocidad 

 por medio de un regulador; finalmente, la 

 velocidad de las alas por medio de un con- 

 tador. 



Nos ocuparemos de los detalles de un ven- 

 tilador semejante al tratar de la segunda ex- 

 periencia. 



3" experiencia. — Los valores de v se de- 

 terminan de una manera distinta; las velo- 

 cidades de las alas, por el contador. — Esta 

 experiencia consiste en aprovecharse de la 

 fuerza misma del viento constante cuya ve- 

 locidad se trata de determinar, para mover 

 un cuerpo M y deducir en seguida del mo- 

 vimiento acelerado de este cuerpo, el movi- 

 miento uniforme del viento. 



El aparato que emplearemos y que está 

 representado en la Fig. 160, es una especie 

 de máquina de Atwood muy especial, en la 

 cual la acción del viento constante repre- 



